Chemise-he Apparate 



393 



fernt werden soil. Man bringt dann das Gas 

 in einem geeigneten Absorptionsapparate 

 mit Substanzen zusammen, welche den i'rag- 

 lichen Stoff losen oder chemisch binden 

 (oder beides). 



Handelt es sich um kleinere, abgemcssene 

 Gasmengen, die etwa analysiert werden 

 sollen, so fiihrt man sie in ein mit einem 

 passenden Absorptionsmittel beschicktes Ab- 

 sorptionsgefaB iiber. Die Form soldier Ge- 

 faBe ist sehr mannigfaltig und je nachdem 

 sie nur zur Absorption oder auch gleich- 

 zeitig zur Messung dienen sollen, verschieden. 

 Die einfachen AbsorptionsgefaBe bestehen ge- 

 wohnlich aus zwei durch ein engeres Rohr 

 verb un denen GefaBen, von denen das eine 

 den Reaktionsraum darstellt und mit einem 

 der Gaszufuhrung und -abfuhrung dienenden 

 Kapillarrohr versehen ist, das andere als 

 Fltissigkeitsreservoir benutzt wird. 



Figur 9 zeigt eine nach diesem Prinzip 

 gebaute, einfache Gaspipette. Ihre Wir- 

 kung ist leicht verstandlich. Bei anderen 

 AbsorptionsgefaBen ist die Kapillare _ mit 

 einem Schliffstopfen in das HohlgefaB einge- 

 setzt, Auch wird der Reaktionsraum haufig 

 mit Glaskugeln oder Glasrohren gefiillt, 

 an deren Oberflache eine reichlichere Menge 

 der von dem Gase verdrangten Flussigkeit 

 benetzend hangen bleibt. Infolge der dadurch 

 bewirkten OberflachenvergroBerung wird die 

 Absorption beschleunigt, was bei tragen 

 Reaktionen von besonderem Vorteil ist. 

 Wenn das Absorptionsmittel sich an der Luft 

 in unerwiinschter Weise verandert, wendet 

 man zusammengesetzte Gaspipetten an, bei 

 denen an das Reservoir eine zweite Gaspipette 

 (ohne Kapillare) angesetzt ist, deren Inhalt 

 als schiitzende Absperrfliissigkeit dient. 



Fig. 9. 



Fig. 10. 



GroBere Gasmengen, die von einem be- 

 stimmten Bestandteile befreit werden sollen, 

 leitet man in angemessen raschem Strome 

 durch AbsorptionsgefaBe hindurch. Zur Auf- 

 nahme der Absorptionsmittel kann zwar jedes 

 GefiiB geeigneter Form verwendet werden, in 



dessen Oeffnung ein doppelt durchbohrter 

 Stopfen gesteckt wird mit einem unter das 

 Absorptionsmittel reichenden Gaszuleitungs- 

 rohr und einem kurzen Ableitungsrohr, doch 

 haben sich fiir diesen Zweck GefaBe bestimm- 

 ter Form eingebilrgert. Fiir flussige Absorp- 

 tionsmittel werden die Gaswaschflaschen 

 benutzt. Dazu konnen Woulfesche Flaschen 

 dienen, d. h. Flaschen mit zwei oder drei 

 Halsen und eventuell noch Tuben dicht iiber 

 dem Boden. Durch einen Halstubus wird 

 das Gas eingeleitet, durch einen anderen ab- 

 geleitet; durch den dritten wird haufig ein 

 langeres, unten in die Flussigkeit eintauchen- 

 des. oben frei in die Atmosphare mundendes 

 Sicherheitsrohr (Steigrohr) fiir den Fall 

 etwaiger Verstopfungen gefiihrt. Die ge- 

 brauchlichste Form der Waschflaschen (nach 

 Drechsel) ist in Figur 10 dargestellt. Die 

 Rohren sind hier in den eingeschliffenen 

 Glasstopfen eingeschmolzen, konnen ebenso 

 aber auch vermittels eines Gummi- usw. 

 Stopfens eingesetzt werden. Es gibt auch 

 Waschflaschen breiter Form, doch empfiehlt 

 sich die schmale Form mehr im Interesse 

 der Ersparnis an Absorptionsmittel. Da die 

 gewiinschte Absorption um so rascher von- 

 statten geht, in je groBerer Oberflache sich 

 Gas und Absorptionsmittel beriihren und je 

 langer die Beriihning dauert, sind zahlreiche 

 Abanderungen, die diesem Zwecke dienen 

 sollen, angegeben worden. Man kann entwe- 

 der das Gas statt in wenigen groBen Blasen 

 in zahlreichen kleinen Blaschen durch die 

 Flussigkeit schicken, indem man das Ein- 

 leitungsrohr unten schlieBt und mit einer 

 Anzahl feiner Oeffnungen versieht. Anderer- 

 s, j its zwingt man das Gas auch, einen langeren 

 Weg innerhalb der Flussigkeit zuriickzulegen, 

 indem man es vom Einleitungsrohre aus in ein 

 innerhalb der Flussigkeit liegendes Spiralrohr 

 oder in die Windungen eines Schrauben- 

 ganges eintreten laBt. Die Absorptions- 

 schlangen und die Zehn- (oder Viel-) 

 Kugelrohren verfolgen dasselbe Ziel. Ab- 

 sorptionsapparate desselbenGnmdprinzips, die 

 bei energischer Wirkung leicht sind und daher 

 zur Wagung des Absorbierten dienen konnen, 

 sind die Kaliapparate (diegebrauchlichsten 

 sind die nach Liebig und nach GeiBler), 

 welche zunachst zur Absorption von Kohlen- 

 dioxyd bestimmt, bei geeigneter Fiillung aber 

 natiirlich auch fiir jeden anderen Zweck 

 brauchbar sind. Auch U-Rohren (mit ge- 

 wohnlichen oder eingeschliffenen (Halm-) 

 Stopfen), mit festen oder fliissigen, auf einer 

 festen Fiillmasse, wie Bimsteinstiickchen, 

 I Glasperlen usw. , verteilten Absorptions- 

 ' mitteln sind sehr wirksam und eignen sich 

 zur Wagung. 



Absorptionsturme sind zylindrische 

 GefaBe mit Gaszuleitung dicht iiber dem 

 Boden und Gasableitung im Stopfen (letzterer 



