Chemische Apparate 



395 



glas der genannten Firmen zu empfehlen. | 

 Der hohere Preis macht sich im Gebrauche 

 sehr bald bezahlt. Gerate aus gewohn- 

 lichem, weichem Glase geben an wasserige 

 Losungen von frischen Flachen sehr merk- 

 lich Alkali ab. Langeres Behandeln mit 

 Wasserdampf (Ausdampfen) ist mit Erfolg 

 zur Beseitigung dieses Uebelstandes ver- 

 wendbar. In demselben Verhaltnis wie die 

 Kelche zu den Reagenzglasern stehen die 

 Stut zen (Filtrierstutzen) zu den Becher- 

 glasern; es sind dickwandige, niclit zum Er- 

 hitzen bestimmte GefaBe ahnlicher Form. 

 Nach oben zu sich verjilngende Becherglaser, 

 die Philips- Bee her (auch Erlenmeyersche 

 Becherglaser und Nonnenglaser genannt) 

 bieten den Vorteil, daB die Gefahr eines 

 Verspritzens beim Kochen nsw. verringert [ 

 wird. Als sicheres Mittel dagegen ist die . 

 Bedeckung dieser wie auch sonstiger Gerate 

 mit Uhrglasern iiblich. Uhrglaser zeigen 

 nur die unangenehme Eigenschaft , bei 

 raschem Temperaturwechsel leicht zu sprin- 

 gen. Sollen Gase eingeleitet werden, so 

 wahlt man Uhrglaser mit Bohrung fiir Glas- 

 rohren. 



Zur Ausbildung eines richtigen Flaschen- 

 halses fiihrt die Verjiingung beim Erlen- 

 meyer-Kolben. Eine Modifikation davon 

 ist der Boltonsche Kolben, der unsym- 

 metrisch zur Langsachse ist. Er verhindert 

 das Verspritzen noch griindlicher als der 

 gewb'hnliche ,,Erlenmeyer" und kann auch 

 in liegender Stellung (,,Bauch" nach 

 unt en) zum Kochen benutzt werden. 

 Kugelige, am Boden abgeplattete Form 

 haben die Stehkolben oder Koch- 

 flaschen, die denselben Zwecken dienen, 

 wie die (jungeren) Erlenmeyer-Kolben; rein 

 kugelige Form zeigen die Rundkolben, die 

 beim Erhitzen noch etwas zuverlassiger sind 

 als Stehkolben, dabei naturlich aber einge- 

 spannt werden mussen. Sie sind stets anzu- 

 wenden, wenn der Innenraum evakuiert 

 werden soil, da der Luftdruck flache Boden 

 sehr hau fig eindrlickt. 



Zur Abieitung gasformiger Stoffe, z. B. 

 des Fltissigkeitsdampfes beim Destillieren, 

 kann man ein Rohr, statt es durch einen Stop- 

 fen einzuftthren, seitlich in den Hals eines 

 Rundkolbens einschmelzen. Solche GefaBe 

 sind die Destillierkolben. Der Hals bleibt ; 

 dann ftir die Einfiihrung von Thermometern, 

 Gaseinleitungsrohren, Tropftrichtern und der- 

 gleichen frei. Denkt man sich den Hals eines 

 Rundkolbens unter Abflachung des scharfeu 

 Ueberganges vom Hals zum Bauch seitlich 

 umgebogen, so erhalt man eine Retort e, 

 einen zur Ausfuhrung trockener Destilla- 

 tionen, kaum aber mehr zur Destination von 

 Fliissigkeiten benutzten Apparat. In den 

 letzteren Fallen ist sie fast vollstandig durch 

 den Destillierkolben verdrangt worden. Re- 



torten sind meist etwas dickwandiger und 

 werden vielfach mit einem Tubus am Ueber- 

 gange vom Bauch zum Halse zum Zwecke 

 des Substanzeiniiillens sowie des Einsetzens 

 eines Gaseinleitungsrohres oder eines Thermo- 

 meters gefertigt. Kupferne Retorten dienen 

 zur Herstellung von Sauerstoff durch Gluhen 

 von Kalinmchlorat, solche aus Blei oder 

 besser aus Platin zur Destination von FluB- 

 saure. Das Destillat aus einer Retorte oder 

 einem sonstigen Destillierapparat wird haufig 

 in besonderen Vorlagen verschiedener 

 Form aufgefangen. 1 ) Retortenvorlagen sind 

 gewohnlich kugelig mit einem verliingerten 

 und erweiterten, vielfach auch noch einem 

 zweiten, gewohnlichen Tubus. 



VorstoBe sind einseitig verjiingte, z. T. 

 auch gebogene Rohren, die zum Verbinden 

 von Rohrenenden ungleicher Weite, auch 

 zum Einfuhren des Destillates aus einem 

 Rohrende in einen Tubus und dergleichen 

 dienen. 



Ueber Kiihler siehe unten beim Ab- 

 schnitt 6. 



Soil das Verdampfen von Substanzen bei 

 der Reaktion verhindert werden, oder sollen 

 dabei sich entwickelnde Gase im Reaktions- 

 gemisch bleiben, d. h. also insbesondere bei 

 Arbeiten oberhalb der Siedetemperatur eines 

 dabei angewandten Lb'sungsmittels, so ist die 

 Verwendung von DruckgefaBen am Platze. 

 Bei Flaschen kann der Stopfen festgebunden 

 (bei geringem Ueberdrucke) oder durch einen 

 Bugel, eventuell mit Guinmidichtung, fest- 

 gelialten (Selterswasserflaschenprinzip) oder 

 endlich durch Anziehen einer von oben her 

 wirkenden Schraube niedergehalten werden. 

 Fiir Reaktionen mit kleinen Substanzniengen 

 kann man sich sehr einfache DruckgefaBe aus 

 starkwaneligen Rohrchen von Reagenzglasform 

 herstellen, die durch einen Gummistopfen (nicht zu 

 weich) verschlossen werden. Um letzteren festzu- 

 halten, schiebt man iiber das Rohr von unten 

 her den engeren Teil eine Schraubentiille, wie 

 sie zum Anschlufi von Spiralschlauchen an Gas- 

 herde viel gebraucht werden. Der etwas umgelegte 

 oder aufgetriebene Rand des Rohres legt sich 

 an die Tiille fest an,w;ihrend der von oben her auf- 

 geschraubte weitere Oberteil den Stopfen festhiilt, 

 Es empfiehlt sich, auf den Stopfen zunJichst eine 

 Metallplatte zu legen, damit sich der Druck 

 gleichmafiig verteilt. Tragen Stopfen und Platte 

 eine Durchbohrung, so kann man auch noch ein 

 Ilahnrohr u. dgl. einfiihren (inneres Ende auf- 

 treiben!). Solche GefaJe halten bequem rund 

 10 Atmospharen Ueberclruck aus, wenn das Glas 

 von der Starke der Einschmelzrohren gewiililt 

 wird. 



Will man beliebige, nicht besonders 

 druckfeste GefaBe anwenden und darin 

 dennoch bei hoheren Dnicken und Tempera- 

 turen Reaktionen vornehmen, auch den Druck 



x ) Naheres siehe im Artikel ,,Chem. Arbeits- 

 methoden" bei ,,Destillieren". 



