Chemische Apparate 



397 



Tiegel dienen, konnen auch, wenn groBere 

 Substanzmengen in Frage kommen, in 

 Schalen vorgenommen werden. Das haupt- 

 sachlichste Anwendnngsgebiet der Schalen 

 sind aber das Eindampfen, Abdampfen und 

 Entwassern, wofiir sie eine besonders geeig- 

 nete Apparatenform darstellen, well die 

 Komnmnikation in it der Umgebung in viel 

 gro'Berer Flache als bei den Tiegeln stattfindet. 

 Schalen aus Porzellan, Quarz, Platin, Platin- 

 Gold, Silber sind in der Regel halbkugelig 

 geformt. Glasschalen werden auch mit 

 ebenem Boden und mit senkrechter Seiten- 

 wand hergestellt und viel verwandt (Kristal- 

 lisierschalen). Die meisten Schalen besitzen 

 einen AusguB. Sehr bequem sind Schalen 

 mit Griff (alles aus einem Stuck geformt). 

 Ueber AbdampfgefaBe besonderer Art, die 

 sogenannten ,,Enten" siehe den Artikel ,,C h e - 

 m i s c h e A r b e i t s m e t h o d e n", Abschnitt 

 ,, Abdampfen". 



Einiges iiber Eigenschaften, Verwen- 

 dung und Behandlung von Geraten 

 aus Platin und Quarz: 



Platingerate. Die Verwendungstemperatur 

 der Platingerate 1st nach oben hin durch den 

 Schmelzpunkt des Platin s (1744) begrenzt. Sein 

 hoher Schmelzpunkt und die geringe chemische 

 Angreifbarkeit verleihen clem Platin seinen prak- 

 tischen Wert. Durch Legierung mit vielen anderen 

 Metallen sinkt der Schmelzpunkt. Esist darumun- 

 zulassig, leicht schmelzbare Metalle, die sich mit 

 Platin legieren, in Platingeraten zu erhitzen oder 

 ihre Verbindungen darin Operationen auszusetzen, 

 bei denen die Metalle selbst entstehen konnen 

 (Reduktion). Besonders gefahrlich sind Antimon, 

 Blei, Zink. Man fasse gliihende Platingerate 

 prinzipiell nur mit Platin an (Zangen mit Platin- 

 bewickelung usw.). Ferner nimmt Platin in der 

 Hitze leicht Kohlenstoff auf und wird dadurch 

 briichig ; es darf claher niemals mit leuchtenden 

 Flammen erhitzt und bei entleuchteten nur in 

 den farblosen Mantel, nicht in den blauen Kern 

 gebracht werden. Bei hoherer Temperatur wird 

 Platin von Schwefel angegriffen, in besonders 

 hohem Grade aber von Phosphor miter Bildung 

 leicht schmelzbaren Phosphor platins. Phosphate 

 diirfen daher in Gegenwart von Reduktions- 

 mitteln nicht in Platingeraten erhitzt werden. 1 ) 

 Es ist dabei stets zu beriicksichtigen, daB Wasser- 

 stoff durch gliihendes Platin leicht diffundiert, 

 und daB in unvollstandig verbrannten Flammen- 

 gasen stets merkliche Mengen von Wasserstoff 

 vor ban den sind. Haufig kann man sich durch 

 Einstellen des Platingerats in ein Schutzgerat (aus 

 Porzellan usw.) helfen, am best en aber durch Er- 

 hitzen im elektrischen (Platin -)0fen. Chemisch an- 

 gegriffen wird Platin in hohem Grade durch 

 schmelzen de Alkalien, Cyanide und Sulfide oder 

 solche Schmelzen, in denen sich derartige Stoffe 

 bilden. Auch Soda-Salpeterschmelzen greifen 

 etwas an , was jedo ch nur f iir die Zusammen setzung 

 der Schmelze von Bedeutimg ist. Konigswasser 



x ) Siehe W. C. Heraeus, Ueber die Ursache 

 der Zerstorung der Platintiegel bei Phosphat- 

 analysen, Z. f. angew. Chem. 15, 917 (1902). 



und alle Fliissigkeiten, aus denen sich Chlor ent- 

 wickelt, losen Platin, namentlich in der Wiirme. 

 Die Reinigung von Platingeraten geschieht zweck- 

 maBig durch vorsichtiges Scheuern erst mit 

 feuchtem, dann mit trockenem Seesand. 



Quarzg erate. Quarzglas aus Bergkristall 

 (durchsichtig) beginnt erst bei etwa 1500 zu er- 

 weichen,dasundurchsichtige etwas tiefer. Langere 

 Zeit auf Temperaturen iiber 1000 erhitzt, zeigt 

 Quarzglas allmahliche Entglasung (Triibwerden 

 infolge von Kristallisation). Sehr unempfindlich 

 ist Quarzglas gegen die schroffsten Temperatur- 

 anderungen. Durch sehr viele Salze fliichtiger 

 Sauren (z. B. Alkalichloride) wird Quarzglas in 

 der Hitze angegriffen, noch energischer dui'ch 

 alkalische Schmelzen (Alkalischmelze, Carbon at- 

 schmelze), iiberhaupt durch alle Schmelzen, die 

 zum AufschbeBen auch der Silikate dienen, 

 ferner durch feuerfliissige Phosphorsaure. Viele 

 Metalloxyde vereinigen sich bei hoheren Tem- 

 peraturen ebenfalls mit Quarz. Stark redu- 

 zierende Substanzen (wie manche Metalldampfe) 

 greifen in der Hitze ebenfalls stark an. Quarz- 

 gerate konnen bei hoheren Temperaturen an Stelle 

 von Porzellan oder Kaliglas verwendet werden, 

 jedoch nicht ohne weiteres statt Platin. Wichtig 

 ist das Verhalten von Quarzglas gegen iiber 

 wasserigen Losiuigen. Fiir Prazisionsarbeiten 

 sollten nur Quarzgerate (die in jeder beliebigen 

 Form hergestellt werden) benutzt werden ; denn 

 saure Losungen sind, mit Ausnahme der stark 

 angreifenden Flufisiiure, ohne Einwirkiuig, ebenso 

 neutrale Losiuigen ; dagegen losen Alkalicarbonate 

 und Laugen reichlich Quarz auf 1 ). In den meisten 

 vorkommenden Fallen stellt Quarz gegeniiber 

 auch den besten Glasern das bei weitem be- 

 standigere Material dar. Quarzglas, das mit den 

 Fingern angefafit wurde, triibt sich an den be- 

 treffenden Stellen beim Erhitzen (Kochsalzein- 

 wirkung). Vorheriges Abreiben mit Alkohol ist 

 zu empfehlen. 



6. Apparate zur Erzeugung, Zufuhr 

 und Abfuhr von Warme. Als Warmequelle 

 dienen bei chemischen Arbeiten kaum noch 

 Kohleofen (nur fiir besondere praparative 

 Arbeiten), selten Spiritusbrenner (wenn der 

 Schwefelgehalt des Leuchtgases storen 

 konnte); das weiteste Feld der Anwendung 

 hat sich der Gasbrenner nach dem Prinzip 

 des B u n s e n - Brenners erobert. Bekanntlich 

 reiBt bei ihm das aus einer Spitze entstro- 

 mende Leuchtgas Luft mit und verbrennt 

 an der Mundung des Brennerrohres mit 

 schwach oder praktisch nicht leuchtender 

 Flamme, je nach der Menge der mitgefuhrten 

 Luft. Eine Vorrichtung zur Regulierung der 

 Luftzufuhr (Hiilse) ist bei jedem Brenner 

 erwiinscht. Durch vollkommene Abspermng 

 der Luft wird die entleuchtete Flamme in eine 

 leuchtende verwandelt. Auch zur Regulierung 

 der Gaszufuhr sind viele Brennerkonstmk- 

 tionen eingerichtet. Praktisch sind Brenner 

 mit einer vor dem Gasregulierhahn abge- 



1 ) Siehe F. Mylius und A. Meusser, Ueber 

 die Anwendbarkeit von Quarzgeraten im Labo- 

 ratorium, Z. f. anorg. Chem. 44, 221 (1905). 



