400 



Chemische Apparate 



Trockenschranke benutzt, die man dann 

 zweckmaBig mit einem Thermoregulator (siehe 

 unten) versieht. Ftillt man den Innenranm mit 

 Wasser oder einer anderen Fltissigkeit, so er- 

 halt man ein F Iti s s ig k e i t s b a d. Wasserbader 

 werden inweitem Umfange zur Erhaltung sehr 

 konstanter Versnchstemperatnren verwendet. 

 Solche Bader lieiBen dann Thermostaten. 

 Die GefaBe werden haufig durchsichtig ge- 

 wahlt. Die Temperaturkonstanz wird durch 

 einen Thermoregulator erzielt. Die Wir- 

 kung des Regulators besteht in der Venninde- 

 rung oder Unterbrechung der Erwarmung, 

 sobald die gewiinschte Temperatur tiber- 

 schritten wird, ihrer Verstarkiing oder Wieder- 

 herstellung, sobald Unterschreitung erfolgt. 

 Dazn wird gewohnlich die Ausdelmung einer 

 Fltissigkeit (Toluol, fur hohere Temperaturen 

 Quecksilber) benntzt, die den GaszufluB 

 zum Heizbrenner (eine Ztindflamme muB 

 naturlich dauernd brennen) variiert oder 

 durch SchlieBen oder Oeffnen elektrischer 

 Kontakte die notigen Veranderungen be- 

 wirkt. Wichtig ist bei Thermostaten die aus- 

 reichende Durchmischung der Badfliissig- 

 keit, die man durch ein mechanisches Riihr- 

 werk besorgen laBt. Liegt die AuBentempera- 

 tur nur wenig unterhalb der gewimschten 

 Versuchtstemperatur, so laBt sich ein befrie- 

 digendes Arbeiten des Regulators oft nur 

 durch gleichzeitiges Kuhlen der Badflussig- 

 keit vermittels einer von kaltem Wasser durch- 

 flossenen Kiihlschlange erreichen. Unter 

 Wasserbadern versteht man gewohnlich 

 Wasserdampfblider. Die zu erwarmenden 

 Gegenstande werden auf ein MetallgefaB, 

 in dem Wasser kocht, gestellt. Als Deckel 

 dienen Flatten mit Lochern verschiedener 

 GroBe oder konzentrisch aufeinanderzu- 

 legende Wasserbadringe, cleren Oeffnung der 

 GroBe des fraglichen Gegenstandes ange- 

 paBt wird. Sehr bequem sind ,,Irisver- 

 schlusse", bei denen die Weite der Oeffnung 

 durch einfache Drehung variiert wird. Die 

 zu erhitzenden Gegenstande werden teils 

 nur von unten durch den Dampf erwarmt 

 (z. B. Abdampfschalen), teils konnen sie auch 

 in den Dampfraum selbst und sogar in das 

 siedende Wasser eingesenkt werden. Es sind 

 Wasserbader sehr verschiedener Formen in 

 Anwendung. Sehr rasch anzuheizen sind die 

 trichterformigen Bader, bei denen das Wasser 

 nur den ganz schmalen Uuterteil des Bades 

 zu fiillen braucht. Das verclampfende Wasser 

 muB selbstverstandlich bei langerer Versuchs- 

 dauer ersetzt werden, weil sonst das Bad leer 

 wird und durch zu starke Erhitzung ver- 

 dorben werden kann. Zur Erhaltung kon- 

 stanten Niveaus kann eine Mariottesche 

 Flasche dienen oder kontinuierlicher Wasser- 

 zulauf aus der Wasserleitung mit Ueberlauf- 

 r orricht.ung fur eine bestimmte, regulierbare 

 Niveauhohe (Wasserbader mit konstantem 



Niveau). Als Material ftir Wasserbader dient 

 vielfach Kupferblech, auch emailliertes Eisen. 

 Die Ringe und Deckel macht man aus Kupfer 

 oder Porzellan (letztere sind sehr sauber). 

 Um die Entzundung der Dampfe brennbarer 

 Fliissigkeiten an der Heizflamme beim Ab- 

 dampfen zu verhindern, setzt man die Flamme 

 in einen Schutzkafig aus Drahtnetz. Fiir 

 feuergefahrliche Flussigkeiten ist aber iiber- 

 haupt die Anwendung eines eigentlichen 

 Dampfbades oder elektrische Heizung (Plat- 

 ten mit Heizdrahteinlage, Kryptolheizung, 

 Heizung durch die Warme von elektrischen 

 Gliihlampen) vorzuziehen. Dampfbader 

 gleichen auBerlich vielfach den Wasserbadern; 

 nur wird der Dampf nicht im Bade selbst 

 erzeugt, sondern aus einer vorhanclenen 

 Dampfleitung zugefuhrt. Auch das Ein- 

 leiten von Wasserdampf aus der Dampf- 

 leitung oder aus einem besonderen Dampf- 

 erzeuger direkt in die zu erhitzende Substanz 

 wird oft ausgefiihrt (Wasserdampfdestilla- 

 tion). 



Sollen Thermostaten bei Temperaturen be- 

 nutzt werden. bei denen Wasser schon rasch 

 verdampft, so empfiehlt sich die Ueberschich- 

 tung des Wassers mit Paraffinol. Man spart 

 damit viel an Heizung. Auch die Isolation 

 der AuBenwand des Thermostaten mit Filz- 

 platteri u. dgl. ist dann zweckdienlich. 



Fur ho'here Temperaturen werden Bader 

 mit einer Fiillung von hochsiedenden 

 Flussigkeiten (Leinol, Glycerin, Paraffin) be- 

 nutzt (Oelbader usw.). Noch hoher kommt 

 i man mit Metallbadern (Woodsches Metall, 

 i Blei). Ftir viele Zwecke gentigt die Erhitzung 

 des unteren Teiles des GefaBes, das man dann 

 in eine mit trockenem Sand oder Flocken- 

 ! graphit geftillte Sandbadschale ^instellt 

 1 (Sandbader, Graphitbader). Sandbad- 

 schalen werden in flacher und in halb- 

 | kugeliger Form hergestellt (aus Eisenblech). 

 1 Besonders fur analytische Zwecke werden 

 Aluminium-Heizblb'cke nach Stahler 

 wegen ihrer guten Temperaturkonstanz und 

 groBen Bequemlichkeit empfohlen. 



Soil die Temperatur eines GefaBes unter 

 die der Umgebung gebracht oder die bei 

 einem Prozesse entstehende Warme rasch 

 abgeleitet werden, so wendet man ktinst- 

 liche Kuhlung an. Das erfolgt am ein- 

 fachsten durch Einstellen des ganzen Ge- 

 faBes in ein Flussigkeitsbad von entsprechen- 

 der Temperatur (kaltes, flieBendes Wasser, 

 schmelzendes Eis, Kaltemischungen, festes 

 Kohlendioxj^d, mit Aether oder Alkohol 

 angertihrt, flussige Luft usw.). Auch kann 

 man GefaBe mit Kiihlflussigkeit in die Reak- 

 tionsmasse tauchen oder darin schwimmen 

 lassen. Am wirkungsvollstcn sind Ktihl- 

 schlangen, die vom Kiihlmittel durchstromt 

 werden. Unter Kuhlern im engeren Sinne 

 sind Apparate zu verstehen, die zur Abkiih- 



