Chemische Apparate 



403 



Einklemmen in erne Doppelmuffe) benutzt; 

 namentlich dann, wenn die fraglichen Gegen- 

 stande, wie Kolben, Becherglaser usw., er- 

 hitzt werden sollen. Grb'Bere Gegenstande 

 werden dabei auf ein iiber den Ring gelegtes 

 Drahtnetz gestellt, kleinere, wie Tiegel, 

 in ein Dr eieck eingehangt oder auf ein solcnes 

 gestellt (Schalen). Zur Aufnahme von Trich- 

 tern benutzt man besondere, langstielige 

 Filtrierringe (meist fiir besondere Fil- 

 trierstative mit diinnem Stab bestimmt), 

 die eine Einlage von Porzellan erhalten 

 (im Interesse der Sauberkeit). Auch Trichter- 

 halter anderer Form sind gebriiuchlich. 

 Zum Einsetzen von Tiegeln sind ferner 

 Metalldreiecke mit Muffe und verstellbaren 

 Schrauben (um die lichte Weite zu variieren) 

 bestimmt, auch Ringe mit derartigen Schrau- 

 ben in Dreieckstellung. 



Fiir eiektrochemische Zwecke, bei denen 

 die beiden Elektroden, die voneinander isoliert 

 werden miissen, an ein em Stativ befestigt 

 werden sollen, sind die gebrauchlichsten 

 Stative solche mit Stangen aus Glas und 

 schw er em Met allf u 6 (Elektrolysensta- 

 tive), sowieElektrodenhalternausMetall(ver- 

 nickeltes Messing), die meist einen seitlichen 

 Einschnitt mit Klemmschraube zur Auf- 

 nahme der Elektrode und eine zweite 

 Klemmschraube mit Bohrung zur Ein- 

 fiihrung des Zuleitungsdrahtes haben. Elek- 

 trolysierschalen aus Platin werden auf Metall- 

 ringe mit Platinknopfchen gestellt (diese 

 treten an Stelle eines Elektrodenhalters). 



DreifiiBe aus Eisen (auf drei Beinen 

 ruhende, flache Eisenringe) dienen zum 

 Einhangen von Wasserbadern, auch zum 

 Aufstellen zu erhitzender GefjiBe (mit Draht- 

 netz), wenn diese nicht in bestimmter Hohe 

 angebracht werden miissen, und ebenso 

 zum Auflegen von Tiegeldreiecken. 



Drahtnetze werden aus Eisen oder 

 Messing in verschiedener Maschenweite ge- 

 festigt. Messingdrahtnetze wahlt man zweck- 

 maBig aus recht dichtem (mehrfachem) 

 Geflecht, da dlinne leicht durchschmelzen 

 und verbrennen. Drahtnetze mit Asbest- 

 einlage sind sehr dauerhaft, haben aber den 

 Uebelstand, daB die Warmezufuhr ziemlich 

 langsam erfolgt; auch wird durch die Heiz- 

 gase, welche um die kreisformig in der Mitte 

 angebrachte Einlage auBen herumschlagen, 

 der Oberteil der GefaBe zu stark erhitzt, 

 was z. B. beim Riihren mit der Hand recht 

 lastig sein kann. Um eine sehr allmahliche 

 Erhitzung zu bewirken, benutzt man als 

 Unterlage haufig iiberhaupt Asbestpappe. 

 Soil die Erhitzung in einem aufsteigenden, 

 gleichmaBigen Strome heiBer Gase von ge- 

 inaBigter Temperatur erfolgen, so bedient 

 man sich mehrerer, in einigem Abstande 

 iibereinander angeordneter Drahtnetze 



(Trockenstative nach Finkener, soge- 

 nannte .,Finkenertiirme"). Tiegeldreiecke 

 (Drahtdreiecke) bestehen gewohnlich aus 

 Eisendraht oder Nickeldraht mit einer 

 schiitzenden Umhiillung von Rb'hren aus 

 Ton oder Quarz. Auch Dreiecke, bei denen 

 nur nach innen gerichtete Spitzen aus feuer- 

 festem Material mit der Flamme in direkte 

 Bertihrung koinmen, werden benutzt. 



Sollen Dreiecke zum Einstellen von 

 Platintiegeln gebraucht werden (namentlich 

 fiir quantitative Arbeiten), so sorgt man 

 dafiir, daB die Tiegelwand nur mit Platin 

 in Beriihrnng kommt, indem man die Seiten 

 des Dreiecks in der Mitte mit Platinblech 

 einwickelt, in das Dreieck ein engeres von 

 Platin draht einhangt oder Dreiecke mit 

 eingelassenen Platinknopfen benutzt. 



Tiegelzangen (Schmelztiegelzangen) zum 

 Anfassen heiBer Gerate (hauptsachlich Tiegel) 

 werden aus Eisen, Messing, Bronze ohne 

 oder mit Vernickelung, endlich - - am dauer- 

 haftesten aus Reinnickel hergestellt. 



Zum Anfassen von Platingeraten umwickelt 

 man die Spitzen mit Platindraht oder ver- 

 sieht sie mit massiven ,,Schuhen" aus Platin. 

 Das gleiche geschieht im entsprechenden 

 Falle init Pinzetten, Geraten mit federnden 

 Schenkeln, die haufig an Stelle der Tiegel- 

 zangen treten konnen. 



Fiir Reagensglaser existieren besondere 

 Halter (Reagensglashalter, Reagens- 

 g la ski em in en), bei denen das Glas entweder 

 zwischen zwei Backen aus diinnem Blech 

 gebracht und durch Anziehen eines Schiebers 

 festgeklemmt oder von zwei federnden Backen 

 gehalten wird. Letztere Art wird aus Draht 

 oder Blech und aus Holz (mit Gummi- 

 federung) gefertigt. 



Zum Aufstellen von Reagenzglasern sind 

 holzerne Reagensglasgestelle, in denen 

 die Glaser eventuell in mehreren Etagen 

 iiber- und hintereinander stehen, allgemein 

 iiblich. Meist besitzen diese Gestelle noch 

 Holzzapfen, um die Glaser zum Abtropi'en 

 umgekehrt aufstellen zu konnen. Brett er 

 mit solchen holzernen Zapfen (Abtropf- 

 bretter, Abtropfgestelle) fiir alle mog- 

 lichen HohlgefaBe sind in alien Laboratorien 

 verbreitet. Zum Aufstellen von Geraten 

 in bestimmter Hohe und zum Ausgleich von 

 Hohendifferenzen werden da, wo eine 

 Erhitzung nicht in Frage kommt, Holz- 

 klotze, verstellbare Tischchen, Kolben- 

 trager mit verstellbarerPlatte viel gebraucht. 

 Sehr praktisch sind die Klotze nach Melde 

 mit schragen, rauhen Flachen (Samt), die 

 bei Druck sehr fest aneinander haften bleiben 

 und eine sehr bequeme Variation der Hohen- 

 stellung gestatten (neuere Konstruktionen 

 nach diesem Prinzip bei Leybold, Coin). 



Fiir Rohren geben gabelformige, der 



2(3* 



