Dichto und spezifisches Gewirhl 



973 



fiihrt wurdo. Die Aus- und Eintrittsstellen 

 des Speisewassers dienten gleichzeitig zur 

 Einfuhrung von Thermometern, deren GefaBe 

 inmitten der Wasserbader saBen, und an 

 denen die Temperatur im Innern der Bacler 

 abgelesen wnrde. In der Achse der Wasser- 

 bJider befanden sich die 2 m langen, vertikalen 

 Teile des kommunizierenden Rohrensystems ; 

 seine liorizontalen Teile fiihrten nach Dnreli- 

 brechung der Wasserbiider zn den mitten 

 zwischen den beiden Badern anf eineni 

 Eisengeriist G montierten Wasserkasten K t 

 und K 2 . Der obere dieser Kasten K 2 diente 

 nnr znr direkten Verbindung der beiden Teile 

 des oberen Horizontalrohres. Der nntere 

 in zwei Kammern geteilte Kasten K l diente 

 zur Bestimmung der Hohendifferenz der 

 beiden Wassersaiilen, die sehr genan gemessen 

 werden muBte. Zn diesem Zwecke war der 

 Kasten K l hinten durch eine init durch- 

 gehenden liorizontalen Teilstrichen versehene 

 Glasplatte abgeschlossen; die Lage der Was- 

 serkii])pen in beiden Kammern des Kastens 

 wnrde durch niikrometrische Einstellnng 

 eines durch ein Mikroskop dirckt gesehenen 

 Striches und seines Spiegelbildes in der 

 Wasserkuppe gefunden. 



Die nach dieser Methode ermittelten 

 Werte des spezifischen Gewichts des Wassers 

 bei verschiedenen Temperaturen sincl am 

 SchluB dieses Artikels (unter 5) tabella- 

 risch wiedergegeben. 



zb) Auftriebsmethode. Die Auftriebs- 

 methode beruht auf dem sogenannten Ar- 

 chimedesschen Prinzip, welches besagt, 

 daB ein Kb'rper, wenn man ihn in irgendein 

 umgebencles Mittel bringt, soviel an Gewicht 

 verliert, wie ein gleichgroBes Volumen des 

 umgebenden Mittels wiegt. Die Wirkung 

 ist qualitativ dieselbe, ob das Mittel fliissig 

 oder gasfb'rmig ist. 



Die Erscheinung des Gewichtsverlustes 

 dnrch Auftrieb wird noch an anderer Stelle 

 (vgl. den Artikel ,,Massenmessung" 6) 

 behandelt. Dort ist es der Auftrieb der je 

 nach ihrem augenblicklichen spezifischen Ge- 

 wicht verschieden wirkenden atinospharischen 

 Luft, welcher die Ursache wird, daB man alle 

 Wagungen auf den luftleeren Raum bezieht, 

 das heiBt alle Wagungsresultate, um sie 

 untereinander vergleichbar zu machen, auf 

 das Fehlen jeglichen umgebenden Mittels 

 umrechnet. 



Ist A das Gewicht eines Korpers im luft- 

 leeren Raume, B sein Gewicht in einem um- 

 gebenden Mittel vom spezifischen Gewicht s, 

 wobei naturlich die zu der Wagung verwende- 

 ten Gewichtsstiicke bereits auf den luftleeren 

 Raum bezogen sind, so ist das spezifische 

 Gewicht S des Korpers 



S s 



"A B 



Zur Bestimmung des spezifischen Gewichts 

 eines Korpers nach der Auftriebsmethode 

 verwendet man als das den Korper uini^'bende 

 Mittel in der Regel destilliert.es mii^lichst lui't- 

 freies Wasser; es ist daini in die obit^e (llei- 

 chiuig fiir s derjenige \\Yrl. des spezil'ischen 

 Gewichts des Wassers a us der Tabelle unter 

 5 einzusetzen, welcher zu der Versuclis- 

 temperatur gehort. 



Die Ausfiihrung soldier AYiiiniiiu'eii im 

 Wasser, oder wie man auch sagt, der hydro- 

 statischen Wagungen erfordert viel Sorg- 

 falt. 



Eine Wage, welche speziell fiir hydro- 

 statische Wagungen eingerichtet ist, ist in 

 der Zeitschrift fur Instrumentenkunde 31, 

 237 245, 1911 beschrieben und hier in 

 Fi.H'iir 2 abgebildet. Bei dieser Wage (der 

 Wagebalken sitzt auf dem Wagegehause 

 und ist in der Figur nicht sichtbar) ist die 

 links befindliche Wagschale durch zwei 

 Gehange G! und G, ersetzt, welche durch 

 einen diinnen Draht miteinander verbunden 

 sind. Um den Abstand des unteren Gehanges 

 von dem oberen etwas verandern zu konnen, 

 ist der Draht nicht direkt, sondern mittels 

 eines Zwischenstuckes Z am Gehange G x 

 befestigt; das Zwischenstiick kann durch 

 Hineinschrauben des unteren Teiles in den 

 oberen verkiirzt, durch Herausdrehen der 

 Scliraube verliingert werden. Die Gehange 

 haben nicht die Form von Wagschalen, 

 sondern werden unten und oben aus je drei, 

 in Winkeln von 120 gegeneinander angeord- 

 neten Streben gebildet, die durch Messing- 

 stangen miteinander verbunden sind. Unter- 

 halb des oberen Gehanges spielt ein dreizack- 

 ahnlicher Support T 1? der als Arm an einem 

 in vertikalem Bett gleitenden Schlitten U 

 sitzt. Durch ein Zahnradgetriebe kann der 

 Schlitten mittels einer Achse Y\ vom Platze 

 des Beobachters aus in der Hb'he verschoben 

 werden. Beim Hochgang des Schlittens U 

 greift der Support T! durch die Streben 

 des Gehanges G l hindurch und hebt die Last, 

 diezumTeil wenigstens aus scheibenformigfen 

 Gewichten bestehen muB, ab; das entlastete 

 Gehange kann dann frei zwischen den 

 Fingern des Supports schwingen. Durch 

 Seiiken des Schlittens wird umgekehrt die 

 Last wieder auf das Gehange G l aufgesetzt. 



Aehnlich liegen die Verhaltnisse bei dem 

 unteren Gehange, das sich in dem in Figur 2 

 der Deutlichkeit halber fortgelassenen Was- 

 sergefaB befindet. Hier ist auf dem Boden 

 des WassergefaBes ein Support T 2 angeordnet, 

 welcher in gleicher Weise wie der Support Tj 

 durch die Streben des Gehanges G 2 hindurch- 

 greifen kann. Das Abheben der Last (in 

 Figur 2 ein PorzellangefaB P) geschieht durch 

 Heben des ganzen WassergefaBes, indem 

 eine zweite durch r\ hindurchgehende Achse 

 mittels Scliraube NN den guBeisernen Teller 



