Dichte und spezifisches Crewicht 



977 



bei der Beobachtungstemperatur, wie es 

 der Tabelle am Ende dieses Artikels zu 

 entnehmen 1st, zu multiplizieren. Haben 

 diese einfachen Verhaltnisse nicht statt, so 

 muB man noch die Abhangigkeit des GefaB- 

 volumens von der Temperatur beritcksichtigen. 



2f) Schwebemethode. Zur Bestim- 

 mung des spezifischen Gewichts sehr fein 

 verteilter, etwa pulverformiger Korper, unter 

 besonderen Umstanden auch anderer Korper, 

 bedient man sich der sogenannten Schwebe- 

 methode. Man bringt den Korper in eine 

 Fliissigkeit und bestimmt nicht wie bei den 

 Araometern das Gewicht, wodurch der Korper 

 zum Schweben kommt, sondern gleicht um- 

 gekehrt die Fliissigkeit durch Mischen mit 

 anderen Fliissigkeiten so ab, daB der Korper 

 sich in dem Gemisch nicht oder doch nur 

 auBerordentlich langsam zu Boden setzt. 

 In diesem Falle ist das spezifische Gewicht 

 des Korpers gleich dem spezifischen Gewicht 

 des Fliissigkeitsgemisches; man ermittelt 

 das letztere nach den iiblichen Verfahren. 

 Als fiir die Ausfiihrung von Beobachtungen 

 nach der Schwebemethode geeignete Fliissig- 

 keiten nennt Kohlrausch Mischungen von 

 Chloroform (spezifisches Gewicht 1,5) oder 

 Bromoform (2,9) oder Methylenjodid (3.3) 

 mit Benzol (0,88), Toluol (0,89), Xylol (0,87), 

 Acetylentetrabromid (3,0) oder wasserige 

 Losungen von Kaliumquecksilberjodid (bis 

 3,20). Bei den Mineralogen sind gebrauch- 

 lich: Kaliumquecksilberjodid (Thouletsche 

 Losung), Bariumquecksilberjodid (Rohrbach- 

 sche Losung); Borwolframsaures Cadmium 

 (Kleinsche Losung). 



3. Bestimmung des spezifischen Ge- 

 wichts. 3a) Feste Korper. Zur Be- 

 stimmung des spezifischen Gewichts fester 

 Korper bedient man sich soweit angangig 

 der hydrostatischen Methode, wie sie unter 

 2b beschrieben ist. Ist Wt das spezifische 

 Gewicht des Wassers bei der Beobachtungs- 

 temperatur t (vgl. die Tabelle am SchluB 

 dieses Artikels), so liefert die Methode 

 das spezifische Gewicht des Korpers gleich- 

 falls bei der Temperatur t als 



A 



s t = 



A B 



.w t , 



wo A das Gewicht des festen Korpers im 

 leeren Raum, B sein Gewicht im Wasser be- 

 deutet. Hieraus ergibt sich wie unter i aus- 

 gefiihrt, das spezifische Gewicht des Korpers 

 bei der Normaltemperatur 



s =(l+3/St)s t . 



Zur Aufnahme des Korpers im Wasser 

 dient ein Gehange, wie es oben beschrieben 

 ist; beim Aufsetzen auf das Gehange ist 

 sorgfaltig darauf zu achten, daB alle Luft- 

 blasen vom Korper und vom Gehange ent- 

 fernt werden. 



Feste Korper, welche in Wasser loslich 



Handworterbuch der Naturwissenschaften. Band II 



sind, wagt man in einer anderen Flussigkeit, 

 deren spezifisches Gewicht aber bekannt sein 

 muB; in die vorstehende Formel tritt dann 

 statt w t das spezifische Gewicht dieser Flussig- 

 keit bei der Temperatur t ein. 



Ist der Korper leichter als Wasser, erfahrt 

 er also einen Auftrieb, der ihn teilweise ttber 

 die Oberflache der Flussigkeit heben wiirde, 

 so wird es manchmal moglich sein, ihn in 

 einer leichteren Flussigkeit als Wasser, ctwa 

 in Alkohol oder Aether zum Untersinkcn 

 zu bringen und dann wie vorher zu verfahren; 

 auch kann man. insonderheit bei geringeren 

 Anspriichen an die Genauigkeit, den Auftrieb 

 durch eine starre Verbindung auf die Wag- 

 schale wirken lassen und durch Gewichts- 

 stiicke in Luft aquilibrieren. Man kann den 

 Korper aber auch mit einem spezifisch 

 schwereren verbinden und beide zusammen 

 wagen. Das spezifische Gewicht des schwere- 

 ren Korpers, welches bekannt sein muB, ist 

 dann entsprechend in Redlining zu stellen. 



Zerkleinerte oder pulverformige Korper 

 hangt man in passend gefonnten Korbchen 

 an die Wage. Oft ist fur diese Zwecke das 

 Gewichtsaraometer bequem und brauchbar, 

 welches dann selbst mit einem Teller oder 

 Korbchen unter Wasser versehen sein muB. 

 Man hat das Gewichtsaraometer unter Beob- 

 achtung der Marke am Stiel dreimal im 

 Wasser zu aquilibrieren; einmal nur durch 

 das Gewicht p in der Luft, ferner durch den 

 zu untersuchenden Korper x + Gewicht p' 

 in der Luft, endlich durch den Korper x 

 im Wasser und Gewicht p" in der Luft. 

 Dann ist das spezifische Gewicht des Korpers 



~ 



P-P' 



das Gewicht des Araometers selbst braucht 

 nicht bekannt zu sein. 



Ist es aus irgendwelchen Griinden nicht 

 moglich den Korper vom absoluten Gewicht 

 p im Wasser unterhalb der Wage aufzu- 

 hangen, so kann man ihn an einem Faden 

 schwebend in ein GefaB mit Wasser tauchen, 

 welches auf der einen Schale einer aus- 

 tarierten Wage steht. Die belastete Seite 

 der Wage wird dann um soviel schwerer, 

 wie eine Wassermenge von gleichem Volumen 

 wie der Korper wiegt. Betragt also die 

 Gewichtszunahme des WassergefaBes a, so 

 ist das spezifische Gewicht des Korpers 



JL. 



a 



Feste Korper in kleineren Stiicken lassen 

 sich oft bequem mit Hilfe von Pyknometern 

 bestimmen. Man wagt zunachst das Pykno- 

 meter mit Wasser bis zur Marke gefiillt gleich 

 p y , bringt dann den Korper vom absoluten 

 Gewicht p ins Pyknometer, stellt wieder auf 

 die Marke ein und wagt abermals, wobei sich 



62 



