Diehte mid spezifisches Gewicht 



970 



druckten Tabelle zu t gehort. Zeigt die Wage 

 Wt' statt wt, so sind ihre Angaben samtlich 

 mit w t :w' t zu multiplizieren. Nach Anbrin- 

 gung dieser Verbesserung liefert die Wage 

 Zt, woraus bei Bedarf z leiclit berechnet 

 werden kann. - - Bei gro'Berer Sorgfalt, inson- 

 derheit, wenn man als Aufhangedraht fiir 

 den Schwimmer einen feinen, platinierten 

 Platindraht, der von Fliissigkeiten benetzt 

 wird, verwendet, kann man mit der Mohr- 

 Westphalschen Wage noch die vierte 

 Dezimale des spezifischen Gewichts mit 

 einiger Genauigkeit bestimmen. 



Ueber die Benutzung der Gewichts- 

 araometer zur Bestimmnng des spezifischen 

 Gewichts von Fliissigkeiten ist dem unter 2 d 

 Gesagten nichts wesentliches mehr hinzuzu- 

 fugen; dagegen mb'gen hier noch einige 

 Bemerkungen liber Skalenaraometer Platz 

 finden. 



Der mit Skalenaraometern erreichbaren 

 Genauigkeit ist durch Kapillareinflusse eine 

 Grenze gesetzt, welche nicnt nur je nach der 

 zu untersuchenden Fliissigkeit sich syste- 

 matisch anderii, sondern sich oft auch in 

 unkontrollierbarer Weise auBern; im letzteren 

 Falle werden die UnregelmaBigkeiten vielfach 

 durch ungeniigende Reinheit der Spindel 

 bedingt. Die systematischen Fehler infolge 

 der Kapillaritat kann man vermeiden, wenn 

 man das Araometer mit derselben Fliissigkeit 

 eicht, in welcher man es spater benutzen will. 



Die Ablesung des Skalenaraometers soil 

 allgemein an der Oberflache erfolgen, indem 

 man von unten her durch die Fltissigkeit hin- 

 durchsieht uncl das Auge so halt, daB die 

 Durchschneidungsflache als Lime erscheint. 

 Diese Festsetzung ist notig, da der Spindel 

 stets ein kapillarer Wulst der Fliissigkeit 

 anhaftet. 



Die Einteilung der Araometerspindeln nach 

 spezifischem Gewicht nimmt in neuerer Zeit 

 mehr und mehr zu. Daneben sind noch viel- 

 fach Araometer mit Teilungen nach soge- 

 nannten ,,Dichtigkeitsgraden" im Gebrauch. 

 Verbreitet ist besonders die Rechnung nach 

 Beaumeschen undTwaddellschen Graden, 

 deren Beziehung zum spezifischen Gewicht 

 deshalb hier wiedergegeben werden mag. 



Spez. Gewicht Grad Beaume 



1,00 



o,95 

 0,90 



0,85 

 0,80 



o,75 



IO,O 



17,7 



26,1 

 35,6 

 4 6 ,3 



58,4 



Skalenaraometer sind vielfach fiir be- 

 stimmte Zwecke im Gebrauch und alsdann 

 hinsichtlich der Genauigkeit ihrer Angaben 

 auf eine hohe Stufe der Vollkommenheit 

 gebracht. In erster Linie stehen die Alko- 

 holometer, welche namentlich infolge ihrer 

 Verwendung seitens der Steuerbehorden im 

 praktischen Leben eine groBe Bedeutung er- 

 reicht haben und in unzahligen Exemplaren 

 in alien Kulturstaaten verbreitet sind. Andere 

 Araometer dienen speziell zur Bestimmung 

 des spezifischen Gewichts von Losungen und 

 Mischungen und geben dann oft nicht dieses, 

 sondern sofort den meist mehr interessieren- 

 den Gehalt der Lb'sung an gelostem Stoff 

 oder an dem Hauptbestandteil an. Solche 

 Araometer hat man beispielsweise fiir 

 Zuckerlbsungen , fiir Schwefelsaure-Wasser- 

 Mischungen u. a. m. Wieder andere Araometer 

 dienen zur Bestimmung des Fettgehaltes der 

 Milch und geben statt des spezifischen Ge- 

 wichts diesen in Prozenten an usw. 



Pyknometer wendet man zur Bestimmung 

 des spezifischen Gewichts von Fliissigkeiten 

 meist nur dann an, wenn fiir die Untersu- 

 chung nur kleine Substanzmengen zur Ver- 

 fiigung stehen. Figur 6 zeigt nach Kohl- 

 rausch eine Reihe brauchbarer Formen, 

 welche ganz oder bis zu einer Marke einmal 

 mit Wasser, spaterhin mit den zu unter- 

 suchenden Fliissigkeiten gefiillt und gewogen 

 werden. Die Fiillung geschieht entweder 

 mit einem Trichter (Formen 1, 2, 3), oder 

 wie bei 5 durch Ansaugen der Fliissigkeit. 

 Die Thermometer dienen zur Temperatur- 

 bestimmung wahrend der Beobachtung; die 

 Formen (1, 2 ,5), welche kerne eingeschliffenen 

 oder eingeschmolzenen Thermometer haben, 

 werden im Wasserbade gefiillt, dessen Tem- 

 peratur man ermittelt. Die Genauigkeit 

 der pyknometrischen MeBmethode ist trotz 

 der Kleinheit der Wageflaschchen eine recht 

 hohe. 



Statt der in Figur 6 abgebildeten Pyk- 

 nometer kann man natiirlich auch irgendwie 

 anders geformte, raumlich begrenzte GefaBe 

 zum gleichen Zwecke benutzen. Unter ande- 

 rem kb'nnen hierzu alle GefaBe verwendet 

 werden, welche sonst der Abmessung be- 

 stimmter Volumina dienen, wie MeBflaschen, 

 MeBzylinder, Pipetten, Biiretten (vgl. den 

 Artikel ,,Raummessung"). Alle diese 

 GefaBe . sind durch Auswagen kalibriert ; 



62* 



