Diclite uncl spezifisches Grewicht 



981 



abgelesenen Druck 1st also die Luft dort 

 weniger zusammengepreBt, ihr spezifisches 

 Gewicht ist kleiner. ZahlenmaBig andert sich 

 das spezifische Gewicht der Luft, wie iiber- 

 haupt jedes Gases in mittlerer Breite auf 



1 Abweichung von 45 um 

 seines Wertes. 



11000 



Auf je 0,01 Vol.-% Kohlensaure andert 

 sich das spezifische Gewicht der Luft um 



+ 19000 seines Wertes. Feuchte atmo- 



spharische Luft kann bis zu 1% leichter 

 se n als trockene ; im allgemeinen sind die 

 Abweichungen erheblich kleiner. 



Zur Bestimmung des spezifischen Gewichts 

 der Gase bedient man sich in der Teclmik 

 f ach der Methode der kommunizierenden 

 Rohren; die Methode liefert in diesem Falle 

 allerdings nur eine geringe Genauigkeit, die 

 Genauigkeit reicht aber in der Regel dazu 

 aus, um aus dem spezifischen Gewicht einen 

 SchluB auf die Zusammensetzung des unter- 

 suchten Gases bezw. Gasgemisches zu ziehen. 

 Die Bestimmung des spezifischen Gewichts 

 des Gases ist also in diesem Falle nur Mittel 

 zu einem anderen Zweck. 



Die Apparatur besteht wesentlich aus 

 zwei vertikalen Rohren, welche mit den auf 

 ihr spezifisches Gewicht zu vergleichenden 

 Gasen gefiillt sind. Kommunizieren beide 

 Gassaulen an ihrem oberen Ende nu't der 

 Atmosphare, d. h. iibt die Atmosphare hier 

 auf beide Gassitulen den gleichen Druck 

 aus, so tiben die Gase ihrerseits auf einen etwa 

 vorhandenen unteren AbschluB der Rohren 

 nicht mehr den gleichen, sondern einen 

 groBeren oder geringeren Druck aus, je nach- 

 dem das eine oder andere der beiden Gase 

 schwerer oder leichter ist als die atmospha- 

 rische Luft. LaBt man also die beiden 

 vertikalen Rohren die Schenkel ernes empfind- 

 lichen Manometers bilden, so wird dieses im 

 Falle, daB die beiden Rohren mit verschie- 

 denen Gasen gefiillt sind, einen Druckunter- 

 schied anzeigen. Sei H die Hohe der einen 

 Gassaule vom kleineren spezifischen Gewicht 

 s 2 , H-fh die Hohe der zweiten Saule vom 

 spezifischen Gewicht s l5 wo also h der am 

 Manometer abgelesene Ueberdruck ist, so 

 gilt, wenn s x und s 2 auf Wasser als Einheit 

 bezogen sind nnd die manometrische Fliissig- 

 keit das spezifische Gewicht s besitzt 

 (H+h)s 1= Hs 2 +hs. 



Daraus folgt: 



H.s 2 +h.s 



eines schwereren oder leichteren Gases han- 

 delt, in der erstcn Gleichung s 2 oder in der 

 zweiten Gleichung Si gleich dem spezifischen 

 Gewicht der Luft bei der Gastemperatur t, 

 0,0012928 



also gleich 



emzusetzen, wo a 



H+h 



und 



s,= 



H 



1st das eine der beiden Gase Luft, so 

 ist, je nachdem es sich um die Bestimmung 



1+at 



wiederum den Ausdehnungskoeffizienten der 

 Luft a = 0,00367 bezeichnet. - - Sind beide 

 Gassaulen gleich temperiert und ist die Kennt- 

 nis des spezifischen Gewichts des unbekannten 

 Gases nur bei erwiinscht, so kann man 

 von der Temperaturreduktion ganz absehen 

 und in der ersten Gleichung s 2 , in der zweiten 

 Gleichung s 1 =0,0012928 einsetzen. 



Die Druckdifferenz h ist eine sehr kleine 

 GroBe und um so kleiner, je gro'Ber das spezi- 

 fische Gewicht der manometrischen Fliissig- 

 keit ist; es werden also hohe Anforderungen 

 an die Genauigkeit der Druckmessung gestellt 

 (vgl. den Artikel ,,Dru clone ssung"). 

 Toepler (Wied. Ann. 56, 611, 1895) ver- 

 wendet z. B. in einem ahnlichen Falle als 

 Manometer em unter sehr stumpfem Winkel 

 geknicktes Glasrohr von etwa 3 mm Weite, 

 welches mit Petroleum oder Xylol gefiillt 

 ist. Andere MeBanordnungen vgl. bei 

 0. Krell sen., Hydrostatische MeBinstrumente, 

 Berlin, Springer 1897 und Zeitschr. f. In- 

 strumentenkuude 16, 342343, 1896. 



Bei der Benutzung der beschriebenen An- 

 ordnung zur Gasanalyse laBt man in der 

 Regel das zu untersuchende Gas in konti- 

 nuierlichem Strome die eine vertikale Rohre 

 durchflieBen, wahrend die andere mit Luft 

 gefiillt ist. Man hat dann bei der Beobachtung 

 des Manometers eine dauernde Kontrolle 

 iiber den jeweiligen Zustand des Gases und 

 kann alle zeitlichen Veranderungen der Zu- 

 sammensetzung des Gases bequein erkennen. 



Wie die Methode der kommunizierenden 

 Rohren vermag auch die Au f tr i e b s m e t h o d e 

 bei der Bestimmung des spezifischen Ge- 

 wichts der Gase keine allzu groBe Genauig- 

 keit zu liefern. Die Methode ist in der Form 

 angewendet worden, daB man einen leichten 

 Schwimmer nacheinancler in Luft und in 

 dem zu untersuchenden Gase wagt; aus der 

 Gewichtsdifferenz und dem Volumen des 

 Schwimmers bzw. seinemGewicht im Vakuum 

 und im Wasser laBt sich dann das spezifische 

 Gewicht des Gases durch dasjenige der Luft 

 ausdrticken. Die Wagung des Schwimmers 

 in Luft bietet keine Schwierigkeit, sofern 

 man nur in der Lage ist, die Temperatur der 

 Luft konstant zu halten und zu messen. 

 Schwieriger ist die Wagung des Schwimmers 

 in einem anderen Gase, da der Aufhange- 

 draht durch den Deckel des mit dem Gase 

 gefiiUten, im iibrigen geschlossenen GefaBes 

 hindurchgefiihrt werden muB und auf dem 

 gleichen Wege durch Diffussion eine Verun- 

 reinigung des zu untersuchenden Gases ein- 

 tritt. Die Gefahr der Diffusion ist um so 



