Dichte und spezifisches Gewicht 



kleiner, je schwerer das Gas ist, immerhin 

 ist sie eine Fehlerquelle, die um so starker 

 wirkt, je langer die Beobachtung dauert. - 

 Verfiigt man iiber einen groBen Gasvorrat, , 

 so kann man wohl durch AnschluB an diesen : 

 das Gas im WagegefaB dauernd unter einem, j 

 wenn auch nur kleinen Ueberdruck halten, 

 so daB stets langs des Aufhangedrahtes ein 

 schwacher Gasstrom ins Freie tritt und das 

 Zuriickstromen der atmospharischen Luft ' 

 verhindert. 



In weitaus der Mehrzahl aller Falle be- 

 dient man sich zur Bestimmung des spezi- 

 fischen Gewichts von Gasen der Pykno-i 

 metermethode. Man benntzt dabei Glas- 

 ballons von 1 1 oder weniger Inhalt mit an- > 

 geschmolzenem Glasrohr, welche durch einen \ 

 gut schlieBenden Glashalm abgesperrt werden 

 ko'nnen; der Inhalt des Ballons sei durch 

 Auswagen mit Wasser oder Quecksilber be- 

 stimint. Man evakuiert den Glasballon und 

 wagt ihn leer, dann fiillt man ihn mit dem 

 zu untersuchendeu Gase und wagt wieder. 

 Die Gewichtsdifferenz dividiert durch das 

 Volumen des Ballons gibt das spezifische 

 Gewicht des Gases. 



Die Technik des Umflillens eines Gases 

 von einem GefaB in ein anderes, im 

 vorliegenden Falle in den Glasballon, er- 

 fordert einige Gescliicklichkeit. Die Schwie- i 

 rigkeiten wachsen , wenn nur geringe 

 Mengen des Gases zur Verfiigung stehen 

 und konnen dann nur durch passende Ver- 

 wendung von Quecksilberpumpen iiberwun- 

 den werden. Darauf einzugehen ist hier nicht 

 der Ort. - Vor AbschluB des Ballons muB ! 

 man Druck (Barometerstand und Ueber- 

 bzw. Unterdruck) und Temperatur des Gases 

 bestimmen; die Temperatur ermittelt man 

 am besten in einem Bade konstanter Tempe- 

 ratur, in welchem der Ballon sich wahrend 

 der Fiilhmg befindet. 



Die Methode ist einer groBen Genauigkeit 

 fahig, erfordert aber eine gute Wage, welche 

 noch fiir das grofie tote Gewicht der Glas- 

 ballons hinreichend empfindlich ist. Storend 

 wirkt nur der wahrend der Wagung zufolge : 

 der Schwankungen des Luftdruckes variable 

 Auftrieb; man kann ihn eliminieren, indem 

 man statt des einen Ballons zwei nahezu 

 gleiche benutzt, deren einer wie vorstehend be- 

 schrieben behandelt wircl und deren anderer 

 als Tara bei den Wagungen dient. Durch 

 Vertauschung der Funktionen der Ballons 

 mag man die Genauigkeit der Beobachtungen 

 noch erhohen. 



Die Methode kann sowohl zur Bestim- 

 mung des spezifischen Gewichts der Gase be- 

 zogen auf Wasser von 4 C, als auch relativ 

 zu Luft, dienen. Ihre Genauigkeit ist groB 

 genug, um selbst solche Gasanalysen, an 

 welche hohe Anforderungen gestellt werden, 

 mit Vorteil auszufiihren. Wie auf Grand der 



Bestimmung des spezifischen Gewichts eine 

 Gasanalyse auszufuhren ist, zeigt folgeudes 

 Beispiel: Stickstoff wird neuerdings mit 

 Hilfe der fraktionierten Destillation bei tiefer 

 Temperatur aus fliissiger Luft gewonnen. 

 Solcher Stickstoff, der einer Stahlflasche 

 entnommen war, zeigte, wie durch Absorption 

 in pyrogallussaurem Kali festgestellt wurde 

 einen Gehalt von 2,5 Vol.-% Sauerstoff. 

 Die iibrigbleibenden 97,5 Vol.-/ konnten 

 noch erhebliche Mengen Argon enthalten, die 

 ermittelt werden sollten. Zu diesem Zwecke 

 fiihrte man eine Bestimmung des spezifi- 

 schen Gewichts einer der Stahlflasche ent- 

 nommenen Gasprobe aus , welche den Wert 

 0,0012668 ergab. Bezeiclmet x den Gehalt 

 der Gasprobe an Argon in Vol.-% und sind, 

 wie aus der Tabelle am SchluB dieses Ar- 

 tikels zu entnehmen ist, die spezifischen 

 Gewichte von 



Sauerstoff 0,0014292 



Stickstoff 0,0012507 



Argon 0,0017809 



so gilt die Gleichung 



2,5x0,0014292 + (97,5 x) .0,0012507 



+ x. 0,0017809 = 0,0012668, 

 woraus der Argongehalt des Gases 



x = = 2,2 Vol.-% 

 sich ergibt. 



Bei kleinen Mengen des zu untersuehenden 

 Gases kann -man auch Wageflaschcheu der 

 in Figur 6 abgebildeten oder ahnlicher For- 

 men benutzen, die fiir den vorliegenden 

 Zweck mit Hahnen versehen sein mlissen. 

 Auch diese GefaBe sind zum Zwecke der 

 Fiillung zunachst zu evakuieren; erst dann 

 liiBt man das Gas eintreten und beobachtet 

 Druck und Temperatur. Bei reichlich zur 

 Verfiigung stehenden Gasmengen ist ein 

 GefaB wie Figur 6 Nr. 5 brauchbar, das man 

 nicht erst evakuiert, sondern mit dem zu 

 untersuehenden Gase ausspult. Ist das Gas 

 leichter als Luft, z. B. Wasserstoff, so fiillt 

 man das GefaBchen von oben; ist es schwerer 

 (z. B. Argon, Kohlensaure), so laBt man den 

 Gasstrom durch das lange Rohr von unten 

 eintreten. 



Zur Bestimmung des spezifischen Ge- 

 wichts von Gasen 'werden noch dann und 

 wann zwei Methoden verwendet, welche 

 zwar nicht in den Rahmen der unter 2) 

 skizzierten passen, die zu kennen aber in ge- 

 wissen Fallen doch von Nutzen sein kann. 



Die erste der beiden Methoden riihrt von 

 Bun sen her und beruht auf der physikali- 

 schen Tatsache, daB sich die spezifischen 

 Gewichte zweier Gase nahezu umgekehrt 

 wie die Quadrate der Ausstromungsgeschwin- 

 digkeiten verhalten, mit denen die Gase unter 

 gleichem Druck aus einer engen Oeffnung 

 in diinner Wand austreten. MiBt man um- 



