0. Zacharias, Apochromatische Objektive von Zei. 605 



des mikroskopiereiideu Biologen mit einer Novitt bereichert, deren 

 man knftigliin bei feinern histologischen Untersuchungen schwerlich 

 mehr wird entraten knnen. Es sind dies lichtstarke, uerst sorg- 

 fltig nach Prof. E. Abbe 's Angaben konstruierte Objektive, 

 welche ihrer erhhten Achromasie wegen kurzerhand als Apo- 

 chroniate" bezeichnet werden. Die Anfertigung dieser neuen Linsen- 

 systeme lie sich erst vor einigen Jahren realisieren, nachdem An- 

 lufe dazu schon vor mehr als einem Dezennium in der genannten 

 optischen Werkstatt gemacht worden waren. Die Verzgerung er- 

 klrt sich aus dem Umstnde, dass der neue Gedanke nicht ohne 

 Mitwirkung der Glastechnik verwirklicht werden konnte, insofern 

 diese letztere erst ein geeignetes Kohmaterial herstellen musste, 

 welches den theoretisch formulierten Bedingungen vollstndig ent- 

 sprach. Endlich gelang es, unter Anwendung von Phosphor- und 

 Borsure (neben der frher allein benutzten Kieselsure), solche Glas- 

 flsse, welche die Bedrfnisse der praktischen Optik erfllten, fabrik- 

 mig zu beschaffen. Zu diesem Behufe ist in Jena selbst von 

 Seiten der Firma C. Zei ein groes glastechnisches Laboratorium 

 errichtet worden, welches unter Leitung des Herrn Dr. Schott steht. 

 In dieser Anstalt werden alle Arten von Glas, welche in der Optik 

 Verwendung finden knnen, in vorzglicher Gte und Gleichmigkeit 

 produziert. Der Bezug der verschiedenen Sorten ist jedem deutschen 

 oder auslndischen Optiker gestattet, wie denn berhaupt alle Neue- 

 rungen der Firma C. Zei auf dem Boden unbeschrnkter Konkurrenz 

 stehen. 



Ich gedenke im Nachstehenden zunchst das Prinzip, auf welchem 

 die Konstruktion der Apochromate beruht, kurz darzulegen, und dann 

 die Erfahrungen mitzuteilen, welche ich seit nunmehr sechs Mona- 

 ten in der mikroskopischen Praxis mit den neuen Objektiven ge- 

 macht habe. 



Inbetreff des ersten Punktes sttze ich mich erklrlicherweise auf 

 die kompetenten Darlegungen Prof. Abb e's selbst M, und unternehme 

 es nur, die Quintessenz davon einem weitern Kreise zu bermitteln. 

 Bei Abschtzung der Leistungsfhigkeit jener Neuerung hingegen lasse 

 ich lediglich das eigne Urteil sprechen, wie ich es mir beim fast 

 tglichen Arbeiten mit den neuen Systemen allmhlich gebildet habe 

 Ich hoffe durch diese Mitteilungen zahlreichen Interessenten, welche 

 bisher keine Gelegenheit zu eigner Prfung hatten, einen kleinen 

 Dienst zu erweisen. 



Die Herstellung vollstndig achromatischer Objektive scheiterte 

 frher stets an der starken Disproportionalitt der Farbenzerstreuung, 



1) Vergl. E. Abbe, Ueber Verbesserungen des Mikroskops mit Hilfe 

 neuer Arten optischen Glases. Sitznngsber. der medizin - naturw. Gesellschaft 

 zu Jena. 1886. 



