GO 0. Zacli;u-ias, Apocliromatische Objektive von Zei. 



welche dem gewhnliclien Crown- und Flintg-las eigentmlich ist. Es 

 gelang- niemals, das sogenannte sekundre Spektrum" zu beseitigen, 

 dessen Erscheinen urschlich dadurch bedingt wird, dass unter ge- 

 whnlichen Verhltnissen nicht mehr als zwei verschiedene Farben 

 des Spektrums zur Vereinigung gebracht werden knnen. Ebenso 

 wenig ressierte man bei dem Bestreben, die sehr strende sphrische 

 Aberration fr mehr als eine Farbe aufzuheben, sodass alle Linsen- 

 systeme bisher mit dem Fehler behaftet blieben, eine mehr oder minder 

 starke Ungleichheit der chromatischen Korrektion zwischen der mittlem 

 und der Eaudzone des Sehfeldes aufzuweisen. Beide Mngel kombi- 

 nierten sich zu dem Uebelstande, dass man bei Objektiven von be- 

 trchtlicher Apertur blo schwchere Okulare anwenden konnte, weil 

 jene Korrektionsfehler natrlich um so aufflliger hervortreten mssen, 

 je strker sie mitvergrert werden. Aus letzterem Grunde war man 

 bisher immer darauf bedacht, die Vergrerung durch Objektive von 

 sehr kurzer Brennweite zu bewerkstelligen, mit welchen man dann 

 schwache Okulare verband, um eine mglichst befriedigende Bild- 

 schrfe zu erzielen. 



Durch die neuen Errungenschaften der Glastechnik ist man jedoch 

 nun im stnde, Crown- und Flintglas zu erzeugen, bei welchem die 

 Farbenzerstreuung in den verschiedenen Begionen des Spektrums ein 

 annhernd konstantes Verhltnis zeigt, wodurch also das sekundre 

 Spektrum fast ganz beseitigt wird. Auerdem ist es jetzt mglich, 

 die Reihe der oi)tisch verwendbaren Glasarten in der Art zu erweitern, 

 dass bei gleichem mittlerem Brechungsindex die Farbenzerstreuung, 

 oder bei gleicher Farbenzerstreuung (Dispersion) der Brecliungs- 

 index in erheblichem Spielraum verschieden erhalten werden kann. 

 Von hauptschlicher Wichtigkeit ist aber der Umstand, dass die che- 

 mische Konstitution der neuen Glassorten es gestattet, hohe Werte 

 des Brechungsindex nicht nur in Verbindung mit hoher Dispersion 

 (in Flintglas), sondern auch mit geringern Graden der Dispersion 

 (in Crownglas) zu erhalten. Bei der ausschlielichen Verwendung von 

 Silikaten zur Glasfabrikation war dieses Resultat berhaupt nicht zu 

 gewinnen. 



Eine zweckmige Bentzung der neuen Glasflsse, welche mit 

 Hilfe der Phosphorsure und Borsure hergestellt werden, hat es nun 

 ermglicht, die eingangs hervorgehobenen Mngel der bisherigen Ob- 

 jektive zu annullieren und Linsens3^steme zu konstruieren, durch 

 welche das zusammengesetzte Mikroskop in seiner Leistungsfhigkeit 

 hochgradig vervollkommnet wird. Es ist dies ein neues glnzendes 

 Ergebnis des gedeihlichen Zusammenwirkens von Theorie und Praxis, 

 wie es im Geschftsbetrieb der Firma C. Zei von jeher blich ge- 

 wesen, besonders aber durch Prof. Abbe's wertvolle Mitarbeiter- 

 schaft fr alle andern optischen Institute vorbildlich geworden ist. 



Was die neuen Objektive bei der ersten Probe kennzeichnet, das 



