682 Frlcke^ lieber psychische Zeitmessung. 



Zeit zwischen Schlieung und Oeflf'nung- des Stromes etwa dem Mittel 

 der zu messenden Reaktionszeiten nahe kommt. Die Kontiolzeit wird 

 entweder mit Hilfe einer am Fallhammer selbst angebrachten schrei- 

 benden Stimmgabel von bekannter Schwingungszahl oder des von 

 W. Wnudt konstruierten Chronographen ermittelt^). Dieser Ap- 

 parat bezeichnet berhaupt einen wesentlichen Fortschritt in der 

 psychometrischen Technik. Er gestattet z. B. auch die negativen 

 Zahlen vorzeitiger Reaktionen zu messen, was bei der eigenartigen 

 Konstruktion des Hipp 'sehen Chronoskops unausfhrbar ist; ebenso 

 konnten die Untersuchungen von 0. Klpe inbezug auf gewisse 

 simultane Koordinationen, ber welche W. Wandt in der HI. Aufl. 

 seiner physiol. Psychologie, H. Bd., S. 325 eine vorlufige Mitteilung 

 macht, nur mit Hilfe dieses Chronographen ausgefhrt werden. Wh- 

 rend man frher fr derartige Zwecke auf das den psychometrischen 

 Bedrfnissen nicht unmittelbar angepasste Ludwig'sche Kymogra- 

 phion angewiesen war, spricht diese Vorrichtung allen Anforderungen 

 in sehr vollkommener Weise. Seine Verwendung beruht darauf, dass 

 zwei oder drei mit Elektromagneten verbundene Schreibspitzen auf 

 einer groen mit berutem Papier berzogenen Walze ihren Weg 

 durch je eine Linie verzeichnen, welche jede durch eine Ankerbewegung 

 bertragene Reaktion als eine deutliche Ausweichung nach rechts zu 

 erkennen gibt. Durch die Schreibborste einer feinarmigen Stimm- 

 gabel von 5( Doppelschwingungcn in der Sekunde werden direkt 

 daneben die Zeitteilchen in tausendstel Sekunden aufgezeichnet. Die 

 durch ungleiche Abreiungszeit der Anker etwa entstehenden geringen 

 Zeitfehler knnen durch einen von L. Lange konstruierten und am 

 angefhrten Ort beschriebenen und abgebildeten Kontroiapparat gleich- 

 falls genau bestimmt werden. Somit lsst sich behaupten, dass die 

 im Wandt 'sehen Laboratorium ausgefhrten Zeitmessungen als so gut 

 wie vollstndig frei von den strenden Einflssen der Stromschwan- 

 kungen betrachtet werden knnen und in dieser Beziehung an Zu- 

 verlssigkeit der Ergebnisse von keinem andern gegenwrtig erreicht 

 oder gar bertroften werden. Es verdient dies namentlich aus dem 

 Grunde hervorgehoben zu werden, weil noch immer Untersuchungen 

 an die Oefitentlichkeit gelangen, welche auf diese sehr betrchtlichen 

 Schwierigkeiten keine Rcksicht nehmen oder dies wenigstens in der 

 Darstellung der Versuchsanordnung auf keine Weise zu erkennen 

 geben. 



Selbstverstndlich kann es sich an diesem Orte nur um die Her- 

 vorhebung einiger besonders wichtiger Fortschritte in der Versuchs- 

 technik handeln; eine genaue Beschreibung der Apparate bietet auer 



1) Eine vollstutlige Beschreibung und Abbilrlung des Chronographen mit 

 allen Nebenapparaten gibt W. Wundt selbst in der 3. Aufl. seiner physiol. 

 Psychologie, IL Bd., S. 278 u. fg, und ebenso Ludw. Lange in den philos. 

 Stud., IV. Bd., S. 457 u. fg. 



