612 Czapski, Leistungsfhigkeit des Mikroskops. 



Einen Fortschritt in der Leistung des Mikroskopes bemessen 

 wir allgemein nach der Kleinheit der auflsbaren Struktur, also nach 

 der Gre 6. Gem obiger Formel knnen wir diese Gre auf 

 zwei und, da 6 einfach der Quotient zweier Gren ist, nur auf zwei 

 Wegen verkleinern. Wir knnen entweder 1) grer, oder 2) X kleiner 

 machen. 



Ad. 1. Die Erhhung der Gre a, d. h. der Apertur des 

 Systems, ist seit den Arbeiten von Abbe und Helmholtz das vor- 

 zgliche Bestreben aller um die Verbesserung des Mikroskops be- 

 mhten Optiker gewesen. Sehen wir zu, wie weit man hoffen kann, 

 auf diesem Wegen zu gelangen, wie weit man anderseits von dieser 

 erreichbaren Grenze gegenwrtig noch entfernt ist. 



Es ist a = n sin u, worin n der Brechungsexponent des Mediums 

 vor der ersten Linse des Systems ist, u der Winkel, welchen der 

 uerste, durch das System hindurchgelassene, von einem mittleren 

 Objektpuukt ausgegangene Lichtstrahl mit der Axe desselben bildet. 

 Dieser Winkel kann aus rein geometrischen Grnden fglich nicht 

 ber etwa 65 gesteigert werden, damit noch ein gewisser, wenn 

 auch sehr kleiner Raum, zwischen Objekt und System frei bleibe 

 (fr das Deckglas und als Spielraum fr die Einstellung). Es kann 

 somit sin u kaum einen hheren Wert erreichen als 095. Um die 

 Apertur des Systems zu steigern bliebe daher, wenn man jene geo- 

 metrische Grenze erreicht hat und das ist ziemlich allgemein der 

 Fall kein anderes Mittel, als die Gre n, den Brechungsexponent 

 des Mediums vor dem Objektiv, zu steigern. Damit ist man auf das 

 Prinzip der Imme rsions Systeme gefhrt. Doch ist zu beachten, 

 dass es nicht gengt, zwischen Deckglas und Frontlinse eine Im- 

 mersionsflssigkeit" von gengend hohem Brechungsexponent einzu- 

 fhren, sondern dass auch zwischen Objekt und Immersionsflssigkeit 

 kein Medium, auch nicht in der mikroskopisch dnnsten Schicht, vor- 

 handen sein darf, dessen Brechungsexponent geringer ist als der der 

 Immersionsflssigkeit. Andernfalls wird die Apertur des Systems, 

 ganz gleich wie hoch der Brechungsexponent n der Immersionsflssig- 

 keit ist, durch Totalreflexion reduziert auf die Gre a' = n', wenn n' 

 der niedrigste zwischen dem Objekt und der Immersionsflssigkeit in 

 irgend einer Schicht auftretende Brechungsexponent ist, wie ich bereits 

 in meiner Mitteilung Ueber ein System von der Apertur 1*60 (Mono- 

 bromnaphthalin), hergestellt nach Rechnungen von Professor Abbe 

 in der optischen Werksttte von Carl Zeiss" ') hervorgehoben habe. 



Wir sind nun bei den meisten Prparaten gezwungen, sie mit 

 Deckglsern zu berdecken. Der Brechungsexponent der gewhn- 

 lich angewandten, d. h. leicht herstellbaren, im Gebrauch bequemen 

 und im Preise billigen Deckglser betrgt 1-52 bis T53. Bei An- 



I) Vergl. Zeitschrift f. wissensch. Mikroskopie und fr mikrosk. Technik, 

 Bd. VI, 1889, S. 417. 



