Czapski, Leistungsfhigkeit des Mikroskops. 613 



Wendung solcher ist daher die Grenze der erreichbaren Apertur = 1-44 

 bis 1*45. Um in der Apertur weiter zu gehen, muss man, wie ich in 

 meiner eben erwhnten Mitteilung ber das System von 1*60 Apertur 

 ebenfalls bemerkt habe, zunchst Deckglser von hherem 

 Brechungsexponenten anwenden. Und dies hat seine mannig- 

 fachen Schwierigkeiten. 



Die Jenaer Glasschmelzerei von Schott u. Gen. hat ja aller- 

 dings Glser bis zu einem Brechungsexponenten von fast 2-0 herge- 

 stellt. Aber die aus solchem Glase fabrizierten Deckglser sind 

 einerseits natrlich sehr kostspielig. Dieselben lassen sich nicht 

 mehr auf dem sonst blichen Wege des Ausblasens herstellen, sondern 

 mssen nach den umstndlichen Verfahrungsweisen der technischen 

 Optik ganz ebenso wie andere planparallele Platten aus dickeren 

 Blcken erst herausgesgt, dann auf die gewnschte Dicke von 0*15 

 bis 0*2 mm dnner geschliffen und schlielich kunstgerecht poliert 

 werden. Hierbei ist einmal der Materialverlust ein sehr groer und 

 in noch hherem Mae macht die aufzuwendende Arbeit solche Deck- 

 glser kostspielig. Ferner fhren solche Deckglser auch im Gebrauch 

 manche Schwierigkeiten mit sich, mit welchen man bei Anwendung 

 der gewhnlichen nichts zu thun hat. Denn es darf, wie oben hervor- 

 gehoben, kein Medium zwischen Objekt und Frontlinse einen niederen 

 Brechungsexpouenten haben als die Ziffer der zu erreichenden Apertur; 

 es mssen also, wie ich am angefhrten Orte ebenfalls hervorgehoben 

 habe, die Objekte selbst in Medien eingebettet sein, deren 

 Brechungsexponent die gewnschte Hhe hat. 



Auch hier liegt ein absolutes Hindernis nicht vor; wir besitzen 

 Einbettuugsmedien, deren Brechnngsexponent die Zahl 2 sogar ber- 

 schreitet. Aber diese Medien und die Methoden der Prparation von 

 Objekten mit ihnen haben ihre unaugenehmen Seiten. Wir haben es 

 hier meist mit Quecksilber-, Schwefel-, Arsen- und Phosphorverbind- 

 ungen zu thun, welche beim Prparieren erwrmt werden mssen 

 und dabei entweder die Gesundheit in hohem Mae angreifende Dmpfe 

 entwickeln oder auch auerdem noch sehr leicht explosibel sind, so 

 dass die Prparation eines Objektes mit solchen Medien eine fast 

 lebensgefhrliche Arbeit ist. Es hat sich ferner bei den mit dem 

 genannten System von der Apertur 1-60 vorgenommenen Versuchen 

 herausgestellt, dass viele dieser Einbettungsmedien auch die Sub- 

 stanz jener Deckglser von hohem Index angreifen, 

 korrodieren, so dass die Oberflche desselben matt und damit undurch- 

 sichtig wird. Wie weit sich dieser Uebelstand bei anderen Glasarten, 

 als den bei jenem System angewandten, vermeiden lassen wird, wre 

 allerdings noch besonders zu untersuchen, und es ist kein Grund, in 

 dieser Beziehung von vornherein auf ein besseres Gelingen zu ver- 

 zichten. Im Gegenteil! Aber als ganz gewiss muss man hinstellen, 

 dass einerseits das Deckglas von hohem Brechungsexponenten in jedem 



