218 



Spektralanalyse (Quantitative Spektealanalyse und Kolorimetrie) 



schwachungsmessungen moglichst geeignet ; 



sind die GroBe A = zu ermitteln. Daraus 

 e 



wird erkennbar, ob das A fiir die betreffenden 

 Konzentrationen konstant ist, oder ob zur 

 genaueren Konstruktion der Kurve, welche 

 die Abhangigkeit des A von dem beobach- 

 teten Extinktionskoeffizienten darstellt, noch 

 weitere Bestimmungen des Absorptinns- 

 verhilltnisses bei anderen Konzentrationen 

 erforderlich sind. 



Da Losungen gefarbter Ko'rper bei ver- 

 schiedenen Tempcraturen eine Veranderung 

 der Lage der Aosorptionsstreifen zu zeigen 

 pflegen, bei einigen sich sogar die Gesamt- 

 i'arbe andert, so sind quantitativ spektral- 

 analytische Messungen stets bei derselben 

 Tenvperatur, am beaten bei Zimmertemperatur 

 vorzunehmen. Man muB also etwa er- 

 warmte Losungen abkiihlen lassen, bevor 

 man sie untersucht. 



5. Anwendungen der quantitativen 

 Spektralanalyse. Der geschilderten Methode 

 zuganglich sind alle gel'arbten Losungen, 

 welche ein ausgepragtes Absorptionsspektrum 

 besitzen. Fur viele derselben ist in der Fach- 

 literatur die Grb'Be des Absorptionsver- 

 haltnisses vorhanden. Die angegebenen 

 Werte beziehen sich immer auf bestimmte 

 dabei ausdriicklich angegebene Spektral- 

 bezirke. Es ist deshalb bei den Messungen 

 daraut' zu achten, daB gerade diese Bezirke 

 benutzt werden. 



Wo das Absorptionsverhaltnis noch nicht 

 bi-kannt ist, liiBt es sich leicht in der ge- 

 scliildcrten Weise unter Benutzung einer 

 Losung mit bekannter Konzentration ein 

 fiir allemal bestimmen. 



Als Beispiele von zur quantitativen 

 Spektralanalyse sehr geeigneten Stoffen 

 seien Kaliu'mpermanganat, Kaliummono- 

 chromat und -dichromat, Chromalaun 

 mid andere iiiigcl'iilirt. Die Bestimmung 

 minimaler Mengen von Kupl'er gelingt _in 

 der Form des Cuprammoniumsulfates. Die- 

 selbe Methode leistet niitzliche Dienste bei 

 der Bestimmung der entfarbenden Kraft 

 der Knochenkohle, zur Wertbestimmung_des 

 Indigos wie bei der Untersuchung einer 

 groBen Anzahl technischer Farbstoffe. Audi 

 in der physiologischen Chemie, hauptsach- 

 lich bei der JJntersuehung der Blutfarbstofte 

 und der Harnl'arbstofre, \\ird die quantitative 

 Spektralanalyse viell'a.ch angewandt. 



6. Die Kolorimeter. Kin bedeutend 

 eini'acheres Untersurhungsvert'ahren ge- 

 statten die Kolorimeter, bei denen auf die 

 Zerlegung des Lichtes in ein Spektrum mid 

 die Messung in einein bcstimiiiten Sjickii-nl- 

 bezirk verzichtet wird und die Gesamtfarbe 

 der Untersuchung zugrunde gelcgt wird. I ir 



samtlielien diesem Zwecke dienenden Appa- 

 rate miissen gestatten. die Hohe der von dem 

 Lic-hte durchlaul'enen Fliissigkeitsscliicht 

 in weiten Grenzen zu verandern, und die 

 iibrigbleibende Lichtstarke derjenigen in 

 derVergleichslosung gleichmachen zu konnen. 

 Diese Apparate bestehen also im \vesent- 

 lichen aus zwei Teilen. namlich den die 

 Fliissigkeit enthaltenden Mensuren und einer 

 optisclien Vorrichtung, \velche bewirkt, daB 

 die beiden einander gleich zu iiiiichriulen 

 iibrigbleibenden Liclitstiirken iiiiinittelbar 

 benachbart zueinanilcr in dem (iesichts- 

 felde eines Beobachtungsrohres erscheinen. 

 Je nach der Verschiedenheit der diesen 

 beiden Aufgaben dienenden Anordnungen 

 ergeben sich verschiedene Konstruktionen 

 des Gesamtapparates. 



Das von C. H. Wolff konstruierte Kolori- 

 meter (Fig. 3) besitzt einen auf dem FuB be- 

 festigten "Beleuchtungsspiegel, welcher das 

 Liclit , desbewb'lkten Himmels oder einer Licht- 

 (juelle durch zwei Glaszylinder mit seit- 

 lichen AbfluBliahnen leitet. Die beiden 

 Mensuren sind in ihrer Hohe in 100 Teile 

 geteilt. Die Zylinder sind mittels einer 

 Messingsfassung unten durch planparallele 

 Glasplatten verschlossen, welche zum Zwecke 

 der Reinigung der Zylinder leicht entfernt 

 werden konnen. 



Senkrecht uber den beiden Zylindern be- 

 finden sich zwei Glasprismen I) (Fig. 4). Diese 

 i'iihren die beiden aus den Zylindern kommen- 

 den Strahlenbiindel durch zweimalige Re- 

 flexion zur uninittelbaren Beruhrung. Sie 

 werden mittels eines kleinen Fernrohres E 

 beobachtet und man erhalt im Gesichts- 

 felde einen foeis, dessen eine Halfte Licht 

 durch den einen Fliissigkeitszylinder, dessen 

 andere solches durch den anderen Zylinder 

 von dem unter ihnen befindlichen Beleuch- 

 tungsspiegel zugesandt erliiilt. 



Die Fliissigkeitshohen werden bei diesem 

 Apparat durch Benutzung der seitlichen 

 AbfluBhJlline so eingestellt, daB beiderseits 

 im Gesichtsfeld gleiche Helligkcit herrscht. 

 Hierbei wird man, urn eine moglichst ein- 

 fache Reclmung zu haben. den einen der 

 beiden Zylinder, und zwar denjenigen, 

 welcher die am wenigsten konzentrierte 

 Losung, also die hellere, enthiilt, bis zur 

 Marke 100 gefiillt lassen und die Hohe der 

 Fliissigkeit in dem anderen so weit ver- 

 ringern, bis gleiche Absorption von beiden 

 Flussigkeitssaulen ausgei'ibt wird. Diese 

 Einstellung liiBt sich nach kurzer Uebung 

 leicht bewirken. 



Zwischen die Augenortsblende und die 

 ulicrc Okularlinse kann nodi ein Bauchglas 

 cingeschaltet werden. P]s empfiehlt sich, ab- 

 wechselnd mil und ohne Rauchglas zu be- 



