Spektralanalyse (Quantitative Spektralanalyse und Koloriim-tric) 



219 



obachten, je nach der Intensitat des Lichtes : des ganzen Instrumentes gleiche Helli^keit 

 oder der mehr ocler minder starken Fiirbung in den beiden Halften des Gesichtsfeldes 

 der Fliissigkeiten. Das Auge nimnit bei Be- her. pabei miissen die GefaBe leer und gut 

 obachtung mit Eauchglas oft nodi kleine gereinigt sein. Soclann gibt man in eines der 



Fig. 4. 



Fig. 3. 



Unterschiede in den Farbentonen \valir, 

 welche ihm bei starkerer Helligkeit entgehen. 



Das Kolorimeter nach Duboscq (auch 

 nach Laurent genannt) unterscheidet sich 

 von dem Wolffschen nur durch die Ein- 

 richtung zur Yeranderung der Flussigkeits- 

 hohen. Hier sind die Fliissigkeiten in zwei 

 iinten mit Glasplatten verschlossenen Glas- 

 gefaBen enthalten (Fig. 5). Urn die Hohen 

 der Fliissigkeitsschichten, welche das Licht 

 durehstrahlen soil, verandern zu konnen, 

 sind zwei oben ofi'ene, unten ebenfalls durch 

 Glasplatten verschlossene Tauclirohren vor- 

 handen, welche in die GefaBe mehr oder 

 weniger eingesenkt werden konnen: Zu 

 diesem Zwecke sind die horizontalen T.iager 

 der beiden Tauchrohren in senkrechten 

 Schlitzen des Statives verschiebbar. Die 

 Verschiebung geschieht mittels Zahn und 

 Trieb durch Hanclhabung von seitlieh ange- 

 brachten Knopfen. Eine an den Schlitzen 

 angebrachte Teilung erlaubt, die Hohe der 

 Fliissigkeitsschichten zu messen, welche sich 

 zwischendemBoden cles Tauchrohres und dem 

 Boclen des (ilasgefaL-ies befindet, welche 

 also auf das hindurchgesandte Licht ab- 

 sorbierend wirkt. 



Um eine kolorimetrische Beobachtung 

 zu inachen, steOt man durch Drehen des 

 Beleuchtungsspiegels, der Lichtquelle oder 



Fig. 5. 



GefaBe die Normallosung mit bekannteni 

 Gehalt, in das andere die LOsung, deren 

 Gehalt bestimmt werden soil. Dasjenige 

 Tauchrohr, welches sich in der Normal- 

 losung befindet, wird in eine bestimmte Hohe 

 eingestellt.Hnd hierauf das andere Tauehrohr 

 in eine solche Hohe gebracht, dafi die beiden 

 Hiilfteii des Gesichtsfeldes wieder gleiche 

 Helligkeit zeigen. Man liest an den beiden 

 Teilungen die Hohen der Fliissigkeitssaulen 

 ab; das umgekehrte Verhaltnis dieser Hohen, 

 welche gleiche Absorption ausiiben, ergibt 

 das Verhaltnis der in den beiden Fliissig- 

 keiten enthaltenen Mengen an farbender 

 Substanz, woraus sich der Farbstoffgehalt 

 der untersuchten Losung ohne weiteres be- 

 rechnet. 



Eine sehr ahnliche Einrichtung hat das 

 FarbenmaB nach Stammer (Fig. 6), bei 

 welchem fiir gewisse technische Zwecke, wie 

 zur Bierfarbebestimmung, zu Erdolunter- 

 suchungen usw. nur ein einziger Fliissigkeits- 

 behalter mit Tauchrohr verwendet wh-d, in 

 welchen die zu untersuchende Fliissigkeit 

 kommt, Anstatt der Normallosung wircl 

 ein der zu untersuchenden Losung ent- 

 sprechend get'arbtes Glas benutzt, doch 

 kann- der Farbenton des Glases, welches 

 zum Vergleich dienen soil, nicht fiir alle 

 Falle gleich gut getroffen werden. well z. B. 

 die verschiedenen Erdolarten voneinander ab- 



