Spektralanalyse (Quantitative Spektralanalyse und Kolorimetrie) 



221 



sieht der Beobachter, wenn er in das Okular 

 bliekt, einen kreisformigen Ring, welcher sich 

 in einein ebenfalls kreisformigen Hinter- 

 grund befindet; die beiden Felder, welche 

 miteinander verglichen werden sollen, grenzen 

 also unmittelbar aneinander, wodurch die 

 Einstellung auf Gleichheit sehr erleichtert 

 wird. 



In noch vollkonuneuerer Weise wird dieses 

 erreicht, wenn man sich des von Lu miner 

 und Brodhun in die Photometrie einge- 

 fiihrten Prinzips bedient (vgl. den Artikel 

 ,,Photometrie" Bd. VII S. 769). 



Die Anordmmg eines derartigen Kolo- 

 rimeteraufsatzes von KriiB ist aus Fig. 8 

 ersichtlich. 



Hier sind B 

 und A die beiden 

 das Lnmmer- 



Brodhunsche 

 Prismenpaar bil- 



denden recht- 

 winkeligen Pris- 

 men, welche in 

 der Mittelt'lache 

 rs der Hypote- 

 nusen in engster 

 Beriihrung mitein- 

 ander sind. Hier 

 wird also das aus 

 dem Kolorimeter- 

 zylinder C 2 kom- 

 mende Licht hin- 

 durchtreten, wah- 

 rend die au Keren 

 Teile der Hypo- 

 tenusenflache des 

 Prismas B das in senkrechter Richtung dazu 

 eintretende Licht reflektieren, welches unter 

 Mitwirknng des Reflexionsprismas R aus dem 

 Kolorimeterzylinder C t stainmt. Zum Aus- 

 gleich des Lichtverlustes in dem Reflexions- 

 prisma R client der unter dem Lummer- 

 Brodluinschen Prismenpaar angebrachte 

 Glaswiirfel W; in diesem haben die Strahlen 

 genau die gleiche Weglange wie in clem 

 Prisma R. 



Audi J. Plesch benutzt das Luminer- 

 Brodhunsche Prismenpaar in seinem Chro- 

 mophotometer, dessen weitere Anordnung 

 des optischen Teiles dem Schema von Don- 

 nan entspricht. 



Hier muB auch noch des von J. 

 Konig angegebenen Diaphanometers ge- 

 daeht werden, welches zur Bestiinmnng des 

 Triibungsgrades, vor allem des Wassers, er- 

 dacht wurde. Es ist ini wesentlichen ein 

 Duboscqsches Kolorimeter mit optischem 

 Aufsatz unter Verwendung des Lummer- 

 Brodhunscheu Prismenpaares. Hier kann 

 aber nicht eine Normalflussigkeit oder ein 

 Vergleichsglas benutzt und auf diese die 



Fig. 8. 



Lichtabsorption bezogen werden. 

 dieses Instrument gestattet unmittelbar die 

 ziffernmaBige Feststellung der Lichtdurch- 

 lassigkeit der untersuchten Fliissigkeit. 

 Dies wird ermoglicht durch Zwischen- 

 schaltung genau nach ihrer Lichtdurehlassig- 

 keit kalibrierter Rauchglaser, wahrend die 

 Veranderung der Flussigkeitshohe nur die 

 Zwischenstui'en zwischen den einzelnen Rauch- 

 gliisern herstellt. 



Eine andere Art stellt das Polarisa- 

 tionslcolorimeter nach KriiB dar, in- 

 clem hier nicht eine Veranderung der Schicht- 

 dicken zur Lichtmessung erforderlich ist, 

 sondern nur als angenehmes sekunclares 

 Hill'smittel dient, wahrend zur eigentlichen 

 Einstellung auf Helligkeitsgleichheit polari- 

 sierende Mittel benutzt werden. 



Die Kolorimeterzylinder A und B sowie 

 der Spiegel C (Fig. 9) sind genau so ange- 



Fig. 9. 



ordnet wie bei clem Wolffschen Kolori- 

 meter, nur tut man gut, als reflektierende 

 Flache entweder eine matte Glasscheibe zu 

 benutzen oder ein Stiick weiBen Papieres, 

 da bei der Spiegeluug an einer Glasflache 

 die Lichtstrahleu bereits teilweise polarisiert 

 werden wiirclen. An Stelle der Reflexions- 

 prismen aus Glas befindet sich hier oberhalb 

 der Kolorimeterzylinder die von W. GroBe 

 angegebene Kombination aus Kalkspat- 

 prismen. Das iiber dem Zylinder A bet'ind- 

 liche Kalkspatprisina D ist ein sogenanntea 



