222 Spektralannlvsr> (Quantitative Spektralanalyse und Kolorimetiie) Spektroskopie 



Glansches Luftprisma, dessen beidc Halften 

 in der Schnittlinie cd wieder aneinander 

 gefiigt sind. xUir sind hier nicht \vie sunst 

 nur die Kin- und Austrittsflachen ad und cb 

 poliert, sondern auch die eine Seitenflache bd. 

 Durch eine vorgesetzte Blende n wircl be- 

 \virkt, d;iB nurein schmales, aus demZylinder 

 A kommendes Lichtbihiclel das Prisma D 

 durchsetzt. In diesem Lichtbundel werden 

 an der Sclinitti'liiche cd die ordentlichen 

 Strahlen total ret'lektiert, so daB nur die 

 auBerordentlichen in dem austretenden 

 Biindel a enthalten sind. 



Ueber dem zweiten Zylinder B befindet 

 sich ein halbes Kalkspatprisma E von dem- 

 selben Winkel wie das Prisma D. Die drei 

 Flachen desselben fg, fe und eg sind poliert. 

 Die dureh die Blende m in dieses Prisma ein- 

 trett'iiden Strahlen erleiden an der Flache 

 cl fine Polarisation, indem die ordentlichen 

 Strahlen total rel'lektiert werden, wahrend 

 die auBerordentlichen Strahlen durch das 

 Prisma hindurchgehen. Das ret'lektierte 

 Biindel ordentlicher Strahlen \vird an der 

 Flache cd des Prismas D noehmals reflektiert 

 und tritt sodann unmittelbar neben dem 

 Biindel a als Biindel /3 aus. 



In den Gang der Strahlenbiindel a und /<' 

 ist dann eine Quarzdoppelplatte Q von 

 3,75 mm Dicke eingeschaltet; dieselbe be- 

 steht in der einen Halite aus rechts drehen- 

 dem, in der anderen aus links drehendem 

 Quarz und ist so angebracht, daB die Tren- 

 nungslinie dieser beiden Halften senkrecht 

 zu der Trennungslinie zwischen den beiden 

 Strahlenbiindeln a und /3 steht. Dadurch 

 \vird das gauze Gesichtsfeld in vier qua- 

 dratische Felder a. und a r , /?,- und /? r ein- 

 geteilt. 



Ueber dieser Quarzdoppelplatte Q be- 

 t'indet sich noch ein analysierendes Nicol- 

 sches Prisma N; es ist um seine Achse dreh- 

 bar und seine Stellung kann an einem ge- 

 teilten Kreise abgelesen werden. 1st das 

 analysierende jSTicolsche Prisma N auf 45 

 eingestellt, so erscheinen die diagonal 

 liegenden Felder nur dann in gleicher Hellig- 

 keit und in gleicher Farbe, wenn durch die 

 Losungen in den beiden Zylindern A und B 

 die gleiche Lichtmenge hindurchtritt. Zu 

 der Beurteilung gleicher Helligkeit tritt also 

 bei dem Polarisationskolorimeter noch die 

 Einstellung auf gleiche Farbe, \vodurch die 

 Genauigkeit wesentlich erhoht winl. 



7. Anwendungen der Kolorimetrie. Aus 

 dem Anwendungsgebiet der kolorimetrischen 

 Analyse sei nur kurz erwalmt die Bestim- 

 mung von Kupfer- und Nickelsalzen, von 

 KaJiummono- und -dichromat, die Aniino- 

 niakbestimmuDg im Trinkwasser, die Be- 

 stimmung minimaler Mengen von sal- 

 petriger Siiure, geringer Mengen von Chlor 



und Kupl'er, sowie Gold, die Bestimmung 

 des Kohlenstoffs im Eisen, der entiarbenden 

 Kraft der Knoehenkohle, sowie die Wert- 

 bestimmung des Indigos. 



usammenfassende W< rl;< : K. Vierordt, 



/'/- Amcendung des Spektral'ijijmi'iitr* rv//- J'/n,ti,- 

 metrie des Absorptionsspektra ></"' :<</ ijiiiintitn- 

 tii'fn Analyse. Tubingen 1S7S. -- Verselbe, 

 Die iji/it nl ii'ifii-f Spektralanalyse in ihnr An- 

 wendwng ""/ Physiologic, Physik, Chfinif und 

 Technologic. Tubingen 1S7S. - - C. Giitige, 

 Lc/trbitch der angewandten Optik in der On mi' . 

 Braunschweig 1SS6. -- H. ir. Yogcl, I'mk- 

 tische Spektralanalyse irdisrher Stojffe. Jl'/!/,/ 

 1889. J. Landauer, Die Spektralanalyse. 

 Brainixclncrii/ 1S96. J. Biehringer, <>i>ti.<rli r 

 I 'nil rsuchungsmethoden (in Abderhaldens 

 Jfandbucli der bioehemischen Arbri/xinfl/i"ili-nt. 

 E. Baur, JCurzer Abriji <l,r Spektroskopie 

 mid Kulnrimetrie. Leipzig 1007. G.imdll. 

 TO'HSS, Kolorimetrie nnd ijt/>iutit'itiri> Xj'ffclritl- 

 nnalysr, 2. Aufl. Leipzig 1909. 



H. Krfiss. 



Spektroskopie. 



1. Einleitung. 2. Spektralapparate: a) Kon- 

 struktion der Prismenapparate. b) Konstruktion 

 der Gitterapparate. c) Konstruktion der Inter- 

 ferenzapparate. d) Theorie der Spektralapparate. 

 3. Beobachtungsmethoden, Darstellung der Spek- 

 tra durch Wellenlangen. 4. Emissimis- nml 

 Absorptionsspektra. 5. Arten der Spektra. 

 6. Herstellung der Spektra. 7. Beschreibung der 

 Spektra: a) Kontinuierliche Spektra. Id Streifen- 

 spektra. c) Aussehen der Linien, Breite, Fein- 

 struktur, Charakter. d) Absorptionslinien. e) 

 Linien der Bandenspektra. f) Umkchrungen. 

 g) Dispersions- und Dit'fusionsbanden. h) Inten- 

 sitatsverteilung in Liniengruppen. i) Andere 

 Eigenschaften von Linien. 8. Konstanz der 

 Spektra, Spektralanalyse. 9. Mehrfache Spektra, 

 VerbLndungsspektra. Die Spektra der Elenu-ntp 

 und Verbindungen. 10. Veianderlichkeii drr 

 Spektra: a) Uebergang der mehrfarhen Spektra. 



b) Veranderliche Liniengruppen. c) Einflufi von 

 Erregungsintensitiit, Dichte; lange, kurze Linien. 

 d) EinfluB von Schichtdicke, Temperatur. e) L'm- 

 kehrungserscheinungen. f) Druckverschiepung. 

 g)l)oppleret'fekt. h) Absorption, Dispersion, ii Ma- 

 gnetooptischeEffekte. klVeranderlichkeitderFein- 

 struktur. 1) Veranderlichkeit der Bandenspektra. 

 11. Resonanzspektra. 12. Fluoreszenz und Phos- 

 phoreszenz. 13. GesetzmaBigkeiten in Spektrcu: 

 a) Allgemeine Regeln. b) Linienspektra, Zu- 

 sammenfassung von Liniengruppen, Serien. 



c) Beziehungen von Linienserien. Regeln 

 von Kayser-Runge-Rydberg. Kombinations- 

 prinzip nacli Ritz. d) Vergleich niit der Erfah- 

 rung. llie Seriensysteme der Elemente. e) Andere 

 GesetzmaBigkeiten in Linienspektren. f) Homo- 



I logien. g) Bandenspektra. 14. Spektroskopische 

 Tneorien. 15) Spektroskopie einiger Liphtquellen 

 der Laboratoriiimspraxis: a) Bogen. b) Funken. 



