224 



Spektroskopie 



kals 



Fig. 1. 



Fig. 2. 



Fig. 3. 



Kamera 



Spalt 



KameraC 



FIR. 



graphen mit Prisma nach Fery. Der Kollimator 

 ist in alien Fallen mit C, das Fernrohr oder die 

 Kamera mit F bezeichnet. Die Strahlen deuten 

 den ungefahren Strahlengang an. Einzelheiten der 

 Konstrnktion miissen hier ubergangen werden. 1 ) 

 Der Spalt ist am besten syrnrnetrisch beweg- 

 lich, aus Iridium. fiir Apparate mit punktweiser 

 Abbildung mit Hartmannscher Spaltblende 

 versehen, um Spektra in unmittelbaien Kontakt 

 bringen zu konnen. Von der Kollimatorlinse ist 

 zu verlangen, daB sie fiir Achsenpunkte mb'glirhst 

 vollkommen spharisch und chromatisch korrigiert 

 sei. Die Kameralinse wird bei Spektrographen 

 am besten gar nicht chromatisch korrigiert, da- 

 gegen spharisch und 

 auf Zonenfehler; sie 

 mufi der Sinusbe- 

 dingung genugen 

 und auf moglichste 

 Bildfeldebnung be- 

 rechnet sein. Fiir 

 okulare Beobach- 

 turig geniigt ein fiir 

 achsennahe Punkte 

 korrigiertes, chro- 

 matisch moglichst 

 vollkommen korri- 

 giertes Objektiv. Fiir 

 lichtschwache Ob- 

 jekte ist die Brenn- 

 \veite der Linsen 

 moglichst klein zu 

 wahlen (Kinemato- 

 graphenobjektive). 

 Zur VergroBerung 

 kleiner Stiicke eines 

 Spektrums bei ge- 

 gebenem Apparate 

 benutzt man Tele- 

 objektive. Nicht 

 immer kann man 

 Bedingungen cinhalten. 

 sind nur noch Quarz, 



die angegebenen 

 Unterhalb /- 2800 



J ) Spektralapparate, Spektrometer und 

 Spektrographen werden in Deutschland beson- 

 ders gebaut von FueB-Steglitz, Heele-Berlin, 

 KriiB- Hamburg, Schmidt &Haensch-Berlin, 

 ment nach Littrow mit auf der Kucksritr ver- Steinheil-Miinchen, Topfer-Potsdam, \Volz- 

 nickeltem (Silber ist im Ultraviolett durchlassig) Bonn, ZeiB- Jena u. a. m., in England von Hil- 

 Halbprisma, Figur 5 das Schema eines Spektro- ger-London. 



