225 



Steinsalz und weiBer FluBspat, unterhalb 

 i 1800 nur noch weiBer FluBspat durch- 

 sichtig (diese Substanzen kommcn praktisch 

 allein in Frage). Man ist daher gezwungen, 

 Spektrographen, Linsen und Prismen aus diesen 

 Materialien herzustellen. Der weifie FluBspat 

 kornmt seiner Seltenheit wegen wenig in Betracht. 

 Darum werden die meisten Ultraviolettspektro- 

 graphen mit Quarzlinsen und Quarzprismen 

 ausgestattet. In der Regel benutzt man ein 

 Quarzprisma von 60, das zur Vermeidung der 

 Doppelbrechung aus z\vei Rechts- und Links- 

 quarzen so hergestellt wird, daB in zwei Halb- 

 prisnien die Achsen auf der einen Kathetenflache 

 senkrecht stehen (Fig. 6). Auch die Linsen 



chse 



miisseu init Riicksieht auf die zirkulare Doppel- 

 brechung hergestellt werden. Man konimt zur 

 Not mit einfachen Linsen aus, falls man kleine 

 Winkeloffnungen amvendet. Beieiner Brennweite 

 von etwa 50 cm ist alsdann die Kriimmung 

 der Bildfliiche (bei gleichen Linsen) etwa 90 cm, 

 die Neigung der Bildebene gegen die Kollimator- 

 achse etwa 28, wenn I 2700 in der Mitte des 

 Bildes und im Minimum der Ablenkung ist. Es 

 bet'inden sich verschiedene Typen von Quarz- 

 spektrographen im Handel 1 ), bei denen amlere 

 Linsen benutzt werden. Einzelheiten miissen hier 

 fortfallen. Fik Untersuchungen unterhalb /. 1800 

 sind nur Apparate mit FluBspatoptik oder 

 Gittern verwendbar. Dieselben miissen evakuiert 

 oder mit einem Wasserstoff von vermindertem 

 Druck gefullt werden (V. Schumann, Lyman, 

 vgl. den Artikel ,,Ultraviolett"). 



Apparate mit einem Prisma besitzen im Ultra- 

 violett bereits eine sehr erhebliche lineare Dis- 

 persion, namentlich, wenn man nicht achroma- 

 tisierte Linsen verwendet. Im Bereiche langerer 

 Wellen ist dagegen die Dispersion ziemlich klein. 

 Fiir astrophysikalische Zwecke ist darum ein 

 Spektrograptientypus mit drei Prismen in Ge- 

 brauch, der speziell fur seinen Zweck und die 

 Anforderungen der astronomischen Spektro- 

 skopie 'durchgearbeitet ist. Einzelheiten seien 

 auch hier iibergangen. 



Bei okularer Beobachtung pflegt man nach 

 und nach verschiedene Teile des Spektrums in 

 die Mitte des Gesichtsfeldes zu bringen, iudem 

 man Fernrohr und Prisma, bei festarmigen In- 

 strumenten nur das Prisma bewegt. Dagegen 

 benutzt man Spektrographen ausschlieBlieh mit 

 fester Stelhmg des Prismas. Wie dieselbe von 

 Fall zu Fall zu wahlen ist, la'Bt sich nicht all- 

 gemein angeben. 



Die Justierung von Spektralapparaten oder 

 Spektrographen mit einem Prisma erfolgt in der 

 Reihenfolge: Kollimator, Prisma, Karuera. 1st 



der Kollimator nicht achromatisch, so stellt 

 man ihn fur die kiirzesten Wellenlangen auf 

 Unendlich. 



Unter festarmigen lustrumenten sind solche 

 zu verstehen, bei denen die Achsenrichtung des 

 austretenden Lichtes stets denselben Winkel 

 mit der Richtung des einfallenden Lichtes bildet. 

 Es sind zahlreiche Anordnungeu gegeben worden, 

 um diesen fiir die Praxis haufig wertvollen Strah- 

 lengang zu erreichen. Hier seien nur die haupt- 

 sachlich benutzten Anordnungen genannt. Bei 

 den Couipoundprismen (Amiciprismen, Prismen 

 mit gerader Durchsicht) wird die Geradsichtig- 

 keit dadurch erreicht, daB man (Fig. 3) mehrere 

 Prismen aus verschiedenern Material und von 

 entgegengesetzter Kantenriehtung so mitein- 

 ander kombiniert, daB fiir eine niittlere Farbe die 

 Ablenkung aufgehoben wird, wahrend die Dis- 

 persion teilweise bestehen bleibt. Man findet 

 diese Anordnung gegenwartig meist nur bei 

 kleiueren Instrumenten fiir den Handgebrauch. 

 Oder man benutzt ein einziges Prisma, das man 

 sich z. B. aus einem totalreflektierenden und 

 einem Prisma von 60 zusanimengesetzt denken 

 kann. Man erhiilt dann eine konstante niittlere 

 Ablenkung von 90, und zugleich befindet sich 

 der Strahl, der in die Mitte des Gesichtsfeldes 

 fiillt, im Minimum der Ablenkung. Figur 7 stellt 



') Besonders gebaut von Fuess-Steglitz, 

 Heele-Berlin, Hi Iger -London, Steinheil- 

 Miinchen, To pfer -Potsdam, ZeiB-Jena. 



Handwoiterbnch iler Xaturwissenschaften. Band IX 



eine derartige, in neuerer Zeit namentlich in 

 Apparaten von Hi Iger viel benutzte Anordnung 

 dar. 



Endlich kann man die Geradsichtigkeit da- 

 durch erzielen, daB man die Strahlen auf ihrem 

 eigenen Wege zuriickkehren liiBt, Man verwendet 

 dann eine Halbierungsflache eines Prismas als 

 Spiegel (Fig. 4). Ein totalreflektierendes Prisma 

 wirf t das Licht auf den Spalt, der sich etwas ober- 

 halb der Achse des Kollimatorrohres befindet. 

 Nach der Riickkehr der Strahlen entsteht ein 

 Spektrum unterhalb der Achse, das mittels Lupe 

 oder photographischer Platte beobachtet wird. 

 Die skizzierte Anordnung, zuerst von Littrow 

 vorgeschlagen, ist weiter von Abbe und von dm 

 Astronomen viel benutzt worden. Sie hat den 

 Vorteil, nur ein halbes Prisma und nur eine ein- 

 zige Linse fiir Kollimator und Kamera zu erfor- 

 dern. Letzteres fallt namentlich bei groBen 

 Prismen oder Gittern in die Wagschale. Auch 

 hier befindet sich der Mittelstrahl stets irn Mini- 

 mum der Ablenkung. 



Nahe verwandt mit der eben beschriebenen 

 Anordnung ist das Prisma von I-Y-r y. Bei diesem 

 (Fig. 8) ist die Vorderflache des Halbprismas 



15 



