228 



Spektroskopie 



rate seien iiier iibergangen. Es sei nur erwiihnt, 

 daB neben den Intensitatsmaxima, die wahren 

 Linien cntsprechen, sowohl bei Gittern wie bei 

 Interferenzapparaten auch falsche Linien, sq- 

 genannte ,,Geister", auftretcn, die in peripdi- 

 schen Unvollkommenheiten der Instrumente ihre 

 Ursache haben. 



3. Beobachtungsmethoden, Darstellung der 

 Spektra durch Wellenlangen. Die Absorption 

 oder Emission von Kiirpern kann auf drei ver- 

 schiedenen Wegen untersucht werden, durch 

 Messung der Gesamtstrahlung (oder des reflek- 

 tierten Lichtes), mittels absorbierender Medien 

 oder durch spcktrale Zerlegung der Strahlen. 

 Unter das zuerst genannte Verfahren fallt die 

 Kolorinietrie und die Strahlungsmessung durch 

 Bolometer, Thennosiiule, Radiometer, Schwar- 

 zungsmessungen usw. Man vgl. hieriiber be- 

 sonders die Artikel,, St rah lung", ,,Strahlungs- 

 messung", ,,Strahlnngsumformiing", ,,Pho- 

 tometrie", ,,Ultraviolett", ,,Infrarot". Das 

 zweite Verfahren wird zu speziellenZweckenhiuifig 

 benutzt, liefert jedoch keine allgemeine und zu- 

 verliissige Methode. Es soil ira folgenden daher 

 stets die Benutzung der dritten Methode, also 

 Zerlegung der Strahlung in ein Spektrum voraus- 

 gesetzt werden. Zur Kenntnis eines Spektrums 

 ist alsdann seine Untersuchung in dem ganzen 

 bisher bekannten Bereiche erforderlich, also 

 zwischen Wellen von der GroBenordnung 1 mm 

 bis zu Wellen von der GroBenordnung 0,0001 mm. 

 Der Wellenlangenbereich bis zu 0,0008 mm ab- 

 warts heiBt das Infrarot oder Ultrarot (vgl. den 

 Artikel ,, Infrarot"). Der Bereich 0,0008 bis 

 0,0004 mm umfaBt das sichtbare Spektrum. 

 Wellenlangen unterhalb 0,0004 fallen ins Ultra- 

 violett (vgl. den Artikel ,,Ultraviolett"). Die I 

 genannten Grenzen schwanken mit der inclivi- 

 duellen Empfindliehkeit des Auges und der Art 

 der Beobachtung. 



Zur Kenntnis eines Spektrums ist die Be- 

 stimmung der Linien, Banden usw. in dem ganzen 

 genannten Gebiete nach Lage und Intensitats- 

 verteilung erforderlich. Hierzu kommen noch 

 Angaben iiber die Bedingungen, unter denen das 

 Spektrum hergestellt ist, insbesondere auch iiber 

 die Konzentration und Schichtdicke der absor- 

 bierenden oder emittierenden Substanzen, iiber 

 den Betrag der Gesamtstrahlung, bei der Absorp- 

 tion auBerdem noch Nonnalangaben fur die 

 Lichtquelle. Die Definition aller dieser Grb'Ben 

 stoBt in der Praxis auf gewisse Schwierigkeiten. 

 So sind nur wenige Spektra einigermaBen voll- 

 standig bekannt. 



Zu einer Beschreibung eines Spektrums 

 gehort die Angabe aller genannten GriiBen. In 

 Ermangelung ihrer Kenntnis bedient man sich 

 unvollstandiger Boschreibungen. Ueber die Be- 

 schreibung der Absorptionsspektra vergleiche 

 man den Artikel ,, Absorption". Das wichtigste 

 Mittel zur Beschreibung eines Spektrums ist die 

 Angabe der Wellenlangen seiner Banden oder 

 Linien oder, wenn diese nicht genau genug 

 definiert sind, des Ortes des Maximums in ihnen. 

 Bei Absorptionsstreifen liefert der Extinktions- 

 index als Funktion dor Wellenlange die beste 

 Beschreibung. Neben dem System der Wellen- 

 langen suchf man nach Mogfichkeit die Tnten- 

 sitaten der Banden bezw. Linien durch Znhlen 

 oder Tntensitiitskurven wiederzugeben. Her 

 erste Teil der Beschreibung geschicht durch die 



Messung der Wellenlangen, der zweite durch die 

 radionietrische, photographische oder photo- 

 metrische Messung der Intensitatsverteilung. 

 In der Mehrzahl der Fiille hat man sich freilich 

 bisher auf relative Intensitatsschatzungen be- 

 schriinkt. Die Reproduktion von Spektren erfolgt 

 entweder durch die Wiedergabe der gemessenen 

 Intensitatskurven in einem auf Wellenlangen als 

 Abszissen bezogenen, sogenannten normalen 

 Spektrum oder durch Photographie der Spektra. 

 Xach Uebereinkunft zwischen der Melirzahl der 

 astronomischen und physikalischen Vereinigungen 

 (,,SolarUnion") wird als Wellenlangennormale. aut 

 die alle anderen Messungen zu beziehen sind, die 

 Wellenlange der roten Cadmiumlinie benutzt. wie 

 man sie in einer GeiBlerschen Rohre unter ganz 

 bestimmten Bedingungen (UeberschuB des M^e- 

 talls. Temporatur zwischen 300 und 320 usw.) 

 erhiilt. Nach Benoit, Perot und Fabry 

 (vgl. den Artikel ,,Langenmessungen") isr 

 die Lange dieser Welle bei 760 mm und l.V (' 

 gleich 0,643 846 96 (i bezogen anf das Meter. 

 Im Bereiche des sichtbaren und ultra violetten 

 Spektrums wird allgemein die Angstromeinheit 

 = zehnmillionstel Millimeter benutzt, gleichfalls 

 nachinternationaler Uebereinkunft. Wellenlangen, * 

 die auf die genannte Einheit, also i 6438)691?' 

 bezogen sind, werden durch den Zusatz I. A. 

 gekennzeichnet, urn sie von den bisher benutzten, 

 auf das Rowland sche System bezogenen Wellen- 

 langen zu unterscheiden. An die Cadmiumlinie 

 sind im Bereiche i 7000 bis 2300 durch Inter- 

 ferenzmessungen Linien aus den Spektren des 

 Eisens und des Nickels angeschlossen worden, die 

 man als sekundare Normalen bezeichnet. Dun -h 

 weitere Messungen, in erster Linie init Gittern. 

 werden an die sekundaren Normalen tertiare 

 Normalen angeschlossen, die als Bezugssystem 

 fiir alle Wellenlangenmessungen dienen. Die 

 Aufgabe der Bestimmung der Wellenlangen nacli 

 dem genannten System ist gegenwiirtig noch nicht 

 vo'llig durchgefiihrt. Nerien neuen Messungen 

 findet man daher \-ielfach noch Messungen, die 

 unter Benutzung der Rowland schen Normalen 

 gemacht sind. Eine einfache Umrechnung der 

 beiden Systeme aut'einander ist nicht miiglich, 

 da das Verhaltnis der beiden Werte sich unregel- 

 miiBig iindert. 



Im Ultrarot liegen bisher nur die Normalen 

 von Paschen vor, die sich an Rowland an- 

 schlieBen, in dem Gebiete unterhalb 2000 die 

 Normalen von Lyman. 



Je nach dem untersuchten Spektralbezirk ist 

 die Methode der Untersuchung verschieden. Im 

 Ultraviolett benutzt man die Photographie, den 

 lichtelektrischen Effekt, die Fluoreszenz oder die 

 Thermosaule zum Nachweis und zur Messung 

 der Strahlen (vgl. den Artikel , .Ultraviolett"). 

 Im Bereich des sichtbaren Spektrums wird neben 

 den genannten Ililfsmitteln die okulare Beobach- 

 tung benutzt. Im Ultrarot herrsclien das lioln- 

 ! meter, die Thermosaule, Radiometer. Daneben 

 benutzt man die Photographie und die aus- 

 Ib'schende Wirkung langer Wellen auf das Leucli- 

 ten phosphoreszierender Kiirper zurAufnahmevon 

 Spektren. Bei der Untersuchung absorbierender 

 Korper kommen die photometrischen Verfahren 

 zu den '.'eii.-innten liinzu (Spektralphotometer). 

 Benutzt man registrierende Instrumente (z. ]!. 

 Bolometer. Thermosaulen usw.), so gibt man dem 

 empfindlichen Element die Gestalt eines Streifens 



