Stoffwechsel (Spezielle Physiologic des tierisi-lion 



709 



\J 



Fig. 5. Respirationsappart fiir marschierenden geeignete, 



der schwere, durch Wasser abgesperrte Gas- 

 messer durch einen trockenen Gasmesser 

 ersetzt wird, in dem durch bewegliche Leder- 

 balge das Volumen der Gase gemessen wird. 

 Derselbe laBt sich in Form eines Tornisters 

 der Versuchsperson anschnallen. 



Der neueste Apparat, der groBe Respira- 

 tionsapparat von Znntz in der Berliner 

 landwirtschaftlichen Hochschule (besehrie- 

 ben in der ,,Umschau". Herausgegeben von 

 J. H. Bechhold XV. Jahrgang Nr. 5 

 28. Januar 1911) ist so eingerichtet, daB er von 

 Fall zu Fall gestattet, sowohl die Reg- 

 nault-Reisetsche wie die Pettenkofer- 

 sche Methode anzuwenden, und daB er zu- 

 gleich die Regnault-Reisetsche Methode 

 von dem Nachteil der uberfeuchteten und iibel- 

 riechenden Luft befreit. Um den EinfluB 

 der Muskelarbeit auf den Gaswechsel zu stu- 

 dieren, ist im Innern der Respirationskaminer 

 eine Tretbahn eingerichtet. I.)ie Absorption 

 der Kalilauge und die Kondensation des 

 Wasserdampfes erfolgt, wenn der Apparat 

 nach Regnaut-Reiset benntzt wird, in 

 einem besonderen Absorptionsturm, indem 

 dauernd ein Strom von Kalilauge auf Rohren 

 rieselt, die durch eine Kaltemaschine auf 

 15 C gehalten werden. 



Bei der Anwendung nach dem Petten- 

 koferschen Prinzip wird der Kasten durch 

 elektrisch betriebene Ventilatoren 



Menschen. 'Nach Zuntz. 



ventiliert (Fig. 6 und 



Fig. 6. Blick in die Respirationskammer des Apparates von Zuntz. 

 Rechts der Absorptionsturm. 



