77S 



Slrahlnni;- (AVarme.strahJung) 



Tabelle I. 



wurde das mil Platinmohr geschwarzte 

 Lumraer-Kurlbaumsche Klachenbolo- 

 meter benutzt. 



Die in Kolimme 2 angegebenen Tempe- 

 raturen sind bezogen auf die Temperatur- 

 skala von Holborn und Day, bei welcher 

 die thermoelektromotorische Kraft des Le 

 Chatelierschen Elementes aus Platin mid 

 Platinrhodium an das Stiekstoffthermometer 

 aii'4csc.lilossen ist. Die dritte Kolumne 

 entliiilt die Strahlungsenergie des schwarzen 

 Kurpers bei der beobacliteten Temperatur 

 in Gestalt des bolometrisch gemesscneii 

 und auf gleiches MaB reduzierten Ausschhiges 

 am Galvanometer. Dieser ist notwendig 

 t,'lcicli Null, falls der schwarze Korper die 

 fjlciche Temperatur wie das Bolometer hat. 

 Letztere betrug 17 C oder 290 absolut. 

 Soil also das Stefansche Gesetz erl'iillt scin, 

 so mnB gelten: 



A = a (T 4 290) 4 , 



falls A cleu reduzierten Ausschlag und T 

 die absolute Temperatur des schwarzen 

 Korpers bedeuten. Der fiir jede Temperatur 

 gef undone Wert von a mnltipliziert mit 

 10 10 ist in Kolumne 4 angegeben, wclchc 

 lehrt, wie auBerordentlich konstant a fiir 

 alle Temperaturen ist. Kin noeh bessen-s 

 Kriterium 1'iir die Kichtigkeit des Stcfjin- 

 sehen Gesetzes erhiilt man. \venn man mit 

 dem Mittelwert von n aus der obigcu Glei- 

 cliun!; den Wert von T berechnet (vgl. . 

 Kolumne 5) und die Differenz zwisrhen dem 

 beobachteten und bereclmeteu Wert bililrl, 

 wie es iii der letzten Kolnmne i^esclielien isl. 

 l>ie Xahlen der Kolumne (i zei^en, dal.l sidi 

 die Abweichungen derResultate vom St et'an- 

 sclicn Gesetz schon durrh rchiliv kleine 

 Fehler in der Temperaturbestimmung wiirden 

 erkliiren lasson. 



Diese Versuche bestStdgten simiii die 

 Kichlin'kcit des Stei'anschen Gesei/es. 

 Llnter VoraussetzniiE; dieses (reset /.cs 



Mittel 123,8 



batten sie sogar dazu dienen konnen, 

 eine wahrscheinliche Korrektion fur 

 die altere Temperaturskala aul'zu- 

 stellen, welcbe von Holborn und Wien 

 diirch AnschlnB des Le Chatelierschen 

 Thermoelementes an das Lu ft thermometer 

 gewonnen worclen war. 



Was durch die direkte Messnng der Ge- 

 samtstrahlung erwiesen ist, wird bestatigt 

 durch die spitter ausgefiihrten Beobacn- 

 tungen im Spektrum (siehe Abschnitt 9). 



Die Versuche mit dem in Figur 4 abge- 

 bildeten. von fliissiser Luft umspiilten schwar- 

 zen Korper zeigten, daB das Stefan-Boltz- 

 mannsehe Gesetz auch bis zur Temperatur 

 180 C giiltig ist. 



Um dieses Gesetz bis zu hoheren Tempe- 

 raturen priifen zu konnen, als es der mit Gas 

 gebeizte Schamotteofen erlaubte, konstru- 

 ierten Lummer-Kurlbaum den in Figur f> a 

 und 5b abgebildeten sogenannten ..elektrisch 

 gegliihten" absolut schwarzen Korper. 



Ein etwa 0.01 mm dickes Platinblech 

 wirdzu einemZylindermantel von4cmDnrch- 

 messer und 40 cm Lange geforint; an die 

 verdickten Rohrenden sind die Zuleitnngs- 

 blechc bei P (Fig. 5 a) g-eschweil.it, die zu 

 den Kleinmbackeu K des Stativs fiihren, 

 di'iien der elektrische Strom durch dicke 

 Kalicl zugi'fiilirt wird. 



lu dicsen lleizinantel aus dunnern Platin- 

 blech paBt eng anschlieBend das innere der 

 beideu in Figur ;~>b im Langsschnitt ge- 

 zeichneten llohre aus schwer schmelzbarer 

 ilassc, (lessen Moldrauin die schwarze Strah- 

 lung liefern soil. 



Dieses von tier Kgl. Porzellaninanul'aktur 

 in Cliarlottonbiirg horgestellto liohr triigt fest 

 pingebraimt eine Qnerwand und eine Keihe 

 von Diaphragmen, welche den Strahlungs- 

 rauin vor allzu starker Abkiihlung durch die 

 eindringendi 1 I>nlt schiitzen sullen. Die 

 Qnerwand hat z\vei Liicher. durch welche 



