S trahlung' ( Warinestrahl ung ) 



785 



gleichtemperierten schwarzen Korpers neben- raturbestimmung. Diese isochromatischen 



einander angegeben sind. Geraclen bilden die Grundlago fur eine 



Die Emissionsvermogen sind also im sehr genaue spektralphotometrische Tera- 



Blan sehr hoeh, nehmen nach Rot bin stark peraturbestimmung eines beliebig hoch tem- 



ab und wachsen erst wieder jenseits von 6 ju, perierten schwarzen Korpers zu finden, 



um bei langen Wellen (in der Tabelle fort- dessen Temperatiir durch ein Thermoelement 



gelassen) nahezu den Wert 1 (0,81 bei I = nicht niehr direkt gemessen werden kann. 



18/<) zu erreichen. Die kurzen Warmewellen, Bei ihr braucht man nur die Helligkeit des 



welche bei anderen Lichtquellen ilberwiegen zu untersuchenden schwarzen Korpers fur 



und einen groBen Teil der Strahlungsenergie eine der in Figur 9 aufgefiihrten Wellen zu 



transportieren, fehlen beim Auerbrenner fast bestimmen, den Logarithmus dieser Energie 



vollkommen. als Ordinate in die zur Welle gehorige 



Zweites Ziel der Leuchttechnik ,,Isochromate" einzupassen, um aus der zu- 



(Beziehung zwischen der Helligkeit gehb'rigenAbszisseseineTemperatur zu finden. 



und der Ternperatur). Im Vorigen haben 1st der zu untersuchende Strahlungskorper 



wir dargelegt, daB wir noch weit von dem | nicht sclnvarz. so erhalt man auf diese Weise 



hoheu Ziele entfernt sind: Licht ohne nicht seine wahre Temperatiir, sondern seine 



Wiirme zu erzeugen. Erst wenn der sogenannte ..schwarze Temperatiir", d.h. 



.,ideale" Leuchtkorper aufgedeckt sein wird, diejenige Temperatur. welche dem Korper 



kann die mit der Oellampe der Alten be- zukaine, wenn er wie ein absolut schwar- 



gonnene Trennung von Licht und Wiirme zer Korper strahlte. Diese rein spektral- 



als vollzogen betrachtet werden. Bei dem photometrische Methode der Temperatur- 



Streben nach der Verwirklichung dieses bestimmung zeichnet sich dadurch noch 



ersten Zieles der Leuchttechnik muB man besonders aus, daB sie auch fur Strahlungs- 



aber noch ein zweites Ziel im Auge be- korper, welche, wie das blanke Platin, be- 



halten, dessen Bedeutung man erkennt, deutend vom schwarzen Korper abweichen, 



wenn man die Abhangigkeit der Helligkeit nahe richtige Werte liefert. Nach Versuchen 



von der Temperatur diskutiert. von Lummer - Pringsheim betragen die 



a) Fortschreiten der Helligkeit 

 einer einzelnen Farbe mit der Tern- 

 peratur: Um zu erfahren, wie die als Licht 

 empfundene Energie oder die Helligkeit von 

 der Temperatur abhiingt, miBt man mittels 

 des Spektralphotometers die Helligkeit fur 

 einige Temperaturen des Strahlimgskorpers 

 und konstruiert sich eine Kurve. Diese 

 ,,isochromatischen" Kurven nehmen eine 

 besonders einfache Form an, wenn man nach 

 Wanner als Abszissen die reziproken Werte 

 der absoluten Temperatur (1/T) und als 

 Ordinaten die Logarithmen der als Licht 



empfundenen Energie (log E) auftragt. In 

 Fig. 9 sind die Isochromaten des schwarzen 

 Korpers wiedergegeben, welche Lummer 

 und Pringsheim mit Hilfe eines Lummer- 

 Brodhunschen Spektralphotometers ge- 

 wonnen haben. 



Man erkennt zunachst, daB die schwarzen 

 logarithmischen Isochromaten gerade 

 Linien sind, die man ohne Fehler bis zu 

 Temperaturen von 5000 Grad extrapolieren 

 darf, da erst dann AT > 3000 wird (vgl. 10). 

 Aus ihrer steilen Richtung folgt, daB sich 

 die Helligkeit mit der Temperatur 



enorm schnell andert. GemaB der Differenzen beim blanken Platin zwischen 

 ,,Isochromate" fiir die W T ellenliinge 0,589 /LI der direkt gemessenen wahren und derschwar- 

 des Natriumlichtes z. B. verdoppelt sich zen Tempe'ratur bei 1100" abs. etwa 40. bei 

 die Helligkeit, wenn sich die Temperatur 1880 abs. etwas iiber 100. Der Grund hierfiir 

 des schwarzen Korpers nur von 1800 auf ist in dem enorm schnellen Anwachsen der 

 1875 abs., d. h. um nur 4% erhoht. Noch Helligkeit einer Farbe mit der Temperatur 

 schneller wachst die Helligkeit im blauen zu suchen. Hieraus folgt auch noch weiter, 

 Teile des Spektrums. daB die Genauigkeit der photometrischen 



b) Spektralphotometrische Tenipe- Einstellung eine sehr nebensachliclie Rolle 



Handwbrterbuch der Naturwissenschatten. Band IX. 50 



