Stralibmir i Warmestrahlung i 



spielt. Kin Einstellungsfehler von 10 

 bewirkt in der Temperaturbestimmung erst 

 einen Fehler von etwa 10 bei der Tempe- 

 ratur weiBgliihenden Platins. Diese Me- 

 tliocle bildet daher die Grundlage fiir die 

 neueren ,,optischen Pyrometer", welche 

 mittels einer einzigen photometrischen Ein- 

 stellung die ,,schwarze" Teniperatur einer 

 Flamme, eines Hochofens usw. bis auf 

 etwa 100 genau zu messen und bis auf wenige 

 Grade zu reproduzieren erlauben (vl. den 

 Artikel ,,Strahlungsmessung"). 



e) Abhangigkeit der Gesamtheliig- 

 keit von der Temperatur. AuBer dirsen 

 Mr-sungen im Spektrum liegen nodi photo- 

 metrische Beobachtungen von Liimmer- 

 Kurlbaum vor, bei denen das Fortschreiten 

 der gesamten, als Licht empfundenen 

 Energie bestimmt wurde. Diese lehreii, 

 daB die gesamte Helligkeit beim Platin 

 und beim schwarzen Korper nech weit 

 schneller anwachst mit der Temperatur als 

 das Energiemaximiim. Fiir Platin erhielten 

 Kurlbaum und der Verl'asser folgendes 

 Resultat : 



Es schreitet die Gesamthelligkeit 

 in der Nahe der Rotglut proportional 

 zur 30. Potenz und bei holier WeiB- 

 glut immer noch zur 12. Potenz der 

 absoluten Temperatur fort. 



Ein ahnlich sehnelles Anwachsen der 



Helligkeit ergibt sich auch aus Versuchen, 



welche Pringsheim und der Verfasser 



angestellt haben, um die Gesaintlichtstarke 



des schwarzen Korpers in Hefnerkerzen 



auszudriicken. Xach diesen Versuchen 



strahlt 1 qmm des schwarzen Korpers: 



bei 1500 C etwa 0,1 HK 



1700 C 0,5 



1800 C ., 1.0 



Lassen wir das beim I'latin irefundene 

 Gesetz auch fur die anderen nichtschwarzen 

 Strahlungskorper gelten, so folgt also: Er- 

 hijlien wir die Temperatur eines Leucht- 

 korpers von 2000 auf 4000 oder von 1 auf 2, 

 so steigt seine Helliukeil vun 1 auf 2 12 , 

 (I. h. von 1 auf 4000. l>a die Kohle in der 

 Bogenlampe bei 4000. die Knhle in der 

 Gluhlampe etwa bei 2000" irliiltt, su sendet 

 also die Bogenlampe pm l-'lachcneinheit. 

 nind 4000maJ niehr Licht aus als die GHUi- 

 lampe. l)ic Sonne, welche bei nmd (iOOO 

 gliiht, iibertrifi't die Gliihlainpe an Helligkeit 

 proFla'cheneiiilieit also sogar inn das.'i'-laclir. 

 d. h. um das GOOOOOfache. 



Eine bis zum Zerspratzen ihri :i(i(io" abs.) 

 erhitzte Itikerzige Gliihliinipe lirl'ert fiber 



2000 Kerzen, von denen jede pro Stunde /. 

 nur 0,007 I'fennige kostet: Sie liel'ert also 



daB trotz gleich angenommener Strahlunss- 

 eigenschaften der Metalle Tantal, Wolfram 

 und Osmium (ahnlieh denen des blanken 

 Platins) ihre verschiedene Oekonomie bezw. 

 ihr verschieden groBer Wattverbrauch pro 

 Kriv.c leicht und zwanglos durch eine ver- 

 schieden hohe Temperatur ihrcr (iliihtadrn 

 erklarbar ist. Erst wenn man ihre wahren 

 Temperaturen zu bestimmen imstande sein 

 wird, kann diese Frage aber eindeutig be- 

 aut wortet \verden.M 



Um die vorhandenen Lichtquellen nach 

 ilirem physikalischen Wert zu ordnen. miissen 

 wir also ihre Temperatur und ihre Enero-ie- 

 kurve kennen. Bei den frei brennenclen 

 Flammen, bei denen Kohlenstoff im feinst- 

 verteilten Zustande gliiht, bei den ver- 

 schiedenen Gliihlampen. inkl. Xernstlampe 

 und Auerstrumpf. beim Zirkonlicht und 

 Drumondschen Kalklicht und beim elek- 

 trischen Bogenlicht, ist man noch weit vom 

 ,,idealen" Temperaturstrahler entfernt. Hier 

 triigt den Sieg davon und liefert das billigste 

 Licht, wer es vennag, die Leuchtsubstanz 

 auf die hochste Temperatur zu erhitzen. 

 Nur bei der Quecksilberlampe und den 

 ,,farbigen" Bogenlampen. bei denen Dampfe 

 infolge Elektrolumineszenz leuchten, spielt 

 die Temperatur eine nebensachliche Rolle. 



13. Die strahlungstheoretische Tempe- 

 raturskala. Bisher beruhte die wissenschaft- 

 liche Temperaturmessung auf der Aus- 

 dehnung der Gase. Die Anwendung des 

 Gasthermometers ist aber nur bis zu Tem- 

 peraturen von 1150 C moglich. Andere 

 thermometrische ilethoden, z. B. die thermo- 

 elektrische, sind andererseits nur durch 

 Extrapolation einer empirischen Formel 

 an die gasthermometrische Skala anare- 

 schlossen. 



Durch die Verwirklichung der schwarzen 

 Strahlung und die experimented Fest- 

 legung ihrer Gesetze ist ein neuer AVeg zur 

 Erreichung einer neuen auf die gasthermo- 

 metrische Skala bezogenen, auch bei hohen 

 Temperaturen brauchbare Teniperaturskala 

 eroffnet. 



Setzt man voraus, daB die Gesetze der 

 schwarzen Strahlung wahre Kat urgesetze 

 vorstellen und somit fiir alle Temperaturen 

 giiltig sind, claim inul'i sich fiir die Tem- 

 peratur eines schwarzen Korpers nach alien 

 den verschiedenen ilethoden der gleiche 

 Wert ergeben, wie Imch diese Temperatur 

 auch sein mag. 



Um dies zu prufen und die Teniperatur- 

 skala bis zu nioglichst holier Temperatur 

 v. \er\virklielien. knnstniiertpn Lumnier- 



von alien existierenden Lichtquellen das 

 hilligste Licht; freilich ist ihre Lebcnsdaiier 

 eine aufierordentlich kurze. 



Aus alledeni geht also deutlich hervur. 



') Zusatz bei dor Knrrrktur. Dem Verf. ist 

 es inzwischen gc-Iungen aus den elektrischen 

 GroBen (Watt) die wahre Temperatur zu be- 

 rechnen. 



