Strahlung (WarmestraUung ) 



7*7 



Pringsheim den in Figur 10 abgebildeten 

 ..absolut schwarzen Kohlekorper". 



Der strahlencle Hnhlraum wird dargestellt 

 durch ein vom elektrischen Strom durch- 

 flossenes Kohlerohr R von 1,2 mm Wand- 

 stiirke, 34 cm Lange und 1 cm innerem 

 Durchmesser. Diese von der Firma Gebr. 

 Siemens u. Co. in Charlottenburg besondcrs 

 angefertigten Rohre zeichnen sich durch ihre 

 genaue zylindrische Form und gleichmaBige 

 Wandstarke aus. I lie Enden des Kohlen- 

 rohres sind schwach konisch ausgebildet und 

 galvanoplastisch verkupfert. Ueber diese 

 konischen Enden sind dickere, 7 cm lange 

 Kohlezylinder A mit entsprechender Bohrung 

 iibergestulpt, welche innen und aiiBen ver- 

 kupfert sind. Diese Ansatzstucke ruhen in 

 starken metallischen Klemmbacken B, welche 

 die Stromzufuhrung vermitteln. hie vordere 

 Klemme B 1st auf der Schieferplatte S des 

 Stativs fest montiert. die hintere ruht mit 

 einer Gleitflache auf deni Metallklotz E 

 lose auf, so daB das Rohr der Ausdehnung 

 durch die Warme frei folgen kann. Die 

 Hinterwand des strahlenden Hohlraumes 

 wird durch einen Kohlepi'ropf P 1 gebildet, 



l : m die Kohle auBen vor der Ver- 

 brennung zu schiitzen, 1st das Heizrohr 

 mit eiiiem System von Hullen umgrlH'ii. 

 deren Montierung aus der Figur ersichtlich 

 ist. Urn die allzn starke Erhitzung der 

 Klemmbacken zu verliindcrn, sind t^roBe 

 Kupt'erschciben D angebracht, die t'est auf 

 den Kupferringen C aufsitzen und die Warme 

 ii;idi au Ben ableiten. 



Bei Anwendung eines Stromes von 160 

 Amp. wurde eine Temperatnr von 2300 abs. 

 erreicht, auf welcher sich der Korper einige 

 Stunden ziemlich konstant erhalten lieB. 



Diese Temperatur wurde auf indirektem 

 Wege durch die verschiedensten Methoden 

 erschlossen und zwar unter Voraiissct/.un^. 

 daB die Strahlungsgesetze des schwarzen 

 Korpers bis zu beliebig liohen TemperaturiMi 

 gelten. Hat man mit Hilfe des elektrisch ge- 

 gliihten Korpers von Lummer- Kurlba 11111 

 (Fig. 5 S. 77!M von bekannter, zn nic-scmlcr 

 Temperatur das Flachenbolometer und das 

 Spektralphotometer ,,geeicht", so ergibt 

 eine ilessung der Gesamtstrahlung und der 

 photometrischen Helligkeit unter Zugrunde- 

 legung der schwarzen Isochromaten die 



Fig. 10. 



der in der Mitte des Kohlerohres sitzt und 

 dieses moglichst Inftdicht abschlieBt. Hinter 

 P, sitzt ein eben soldier zweiter Pfropf P 2 , 

 welcher die noch vorhandenen Liicken 

 zwischen dem ersten Pfropfen und der Rohr- 

 wand moglichst unschadlich macht. An der 

 Riickseite ist das Rohr durch einen dritten 

 Pfropfen P 3 hermetisch verschlossen. um den 

 Zutritt des Saiierstoffs der auBeren Luft 

 abzuschneider.. 



unbekannte Temperatur des Kohlekorpers. 

 Mit Hilfe des geeichten Spektrobolometers 

 andererseits erhiilt man ans der maximalen 

 Strahlung und der Bezieliunu Sm.T 

 const ( S. 7S1) ebenfalls die Temperatur des 

 Kohlekbrpers. 



In der Tabelle auf S. 788 sind die Resul- 

 tate einer Beobachtungsreihe in zeitlicher 

 Anfeinanderfolge mitgeteilt. 



50* 



