Strahlungserregung StraMungsmi ssung 



801 



erst oberhalb eines gewissen Schwellenwertes 

 der kinetischen Energie der Kanalstrahlen 

 merkbar; dieser Schwellenwert 1st fiir ver- 

 schiedene Elemente verschieden groB. Zwei- 

 tens tritt diese Serienemissipn nicht auf, 

 wenn die MetaUverbindung im Sichtbaren 

 Licht absorbiert oder mit einer sehr diinnen 

 absorbierenden Haut iiberzogen ist ( J. Stark, 

 und G. Wendt, Ann. cl. Phys. 38, 679, 1912). 

 Die wahrscheinliche Deutung dieser Erschei- 

 nungen ist folgende. Durch den StoB der 

 einzelnen Kanalstrahlenteilchen werden 

 mittelbar oder unmittelbar Atoine neutral 

 oder auch ionisiert aus der festen Oberflache 

 herausgeworfen. ' iberhalb eines gewissen 

 Schwellenwertes der stoBenden kinetischen 

 Energie werden die Atomionen bei der 

 AbtrennunggleiehzeitigzuLichtschwingungen 

 angeregt und strahlen ihre oszillatorische 

 Energie dann im Gasraum aus, wenn sie 

 ilmen nicht von Seite absorbierender Teil- 

 chen in der Oberflache bei ihrem Austritt 

 aus dieser abgenommen wird. 



Literatlir. Vfjl. die im Text -itierten Arbciten. 



J. Stark. 



Strahlungsmessnng. 



1. Strahlung. 2. Apparate zur Messung von 

 Gesamtstralilung: a) Thermoelement, b) Bolo- 

 meter, c) Anclere Apparate. 3. Messung der 

 Gesamtstrahlung: a)Kelative Messung. b)(,hi;uiti- 

 tative Messung. c) Pyrometrie. d) Soimen- 

 strahlung. 4. Messung spektral zerlegter Strah- 

 lung. a) Apparate. b) Pyrometrie. c) Sonnen- 

 strahlung. 



i. Strahlung. Jeder Kiirper hoherer 

 Teinperatnr sendet Lichtstrahlen und die 

 friiher sogenannten Warmestrahlen aus, 

 welche von der Temperatur und der Ober- 

 i'lachenbeschafl'enheit des Korpers abliiingig 

 sind. Physikalisch betrachtet sind Licht- 

 und Warmestrahlen identisch, und es ist 

 nur durch die zui'allige Koustruktion des 

 inenschlichen Auges bedingt, daB die Warme- 

 strahlen nicht gesehen werden konnen. 



Der Ausdruck Warmestrahlen ist daher 

 zu verwerfen und besser durch ultrarote 

 Strahlen zu ersetzen, da samtliche Strahlen 

 die Eigenschaft besitzen, den bestrahlten 

 Kiirper zu erwarmen. Die Gesamtstrahlung 

 umi'aBt daher: 



1. die dunklen ultravioletten Strahlen 

 von der Wellenlange A = 0,1 bis 0,4 /<, also 

 2 Oktaven; 



2. die sichtbaren Strahlen oder Licht- 

 strahlen von 1 = 0,4 bis 0,76 it, also un"et';ihr 

 1 Oktave. 



3. die dunklen ultraroten Strahlen von 

 }. = 0,76 bis ungefahr 100 //, also ungefahr 

 7 Oktaven. 



Hiervon sind durch ein unerforschtes 

 Gebiet getrennt die von Hertz entdeckten 

 elektrisehen Strahlen von I =3 mm bis zuni 

 Betrage von Kilometern. Diese Strahlen 

 sind aber nach ihrer Erregungsart nicht zur 

 Teinperaturstrahlung zu rechnen. 



Sinkt die Temperatur des gluhenden 

 Korpers, so hort allnuihlich die Lichtstrah- 

 1 lung auf, und es bleibt nur die ultrarote 

 Strahlung iibrig. Der Korper strahlt. solange 

 seine Temperatur nicht 273 C, d. h. den 

 Nullpunkt der absoluten Temperaturskala 

 erreicht hat. 



]*]s sei hervorgehoben, daB nicht nur der 

 heiBere Korper zum kalteren strahlt, sondern 

 auch umgekehrt der kaltere zum heiBeren. 

 Sogar Korper gleicher Teinperatnr seuden 

 sich gegenseitig Strahlen zu, wobei das 

 Temperaturgleiehgewicht in einem gleich 

 temperierten, allseitig abgeschlossenen Kaiiui 

 dadurch autrecht erhalten wird, daB sich die 

 Korper gegenseitig gleich viel Strahlung zu- 

 senden, wenn man die verschiedenen Ab- 

 sorptions- und Emissionsvermogen beriick- 

 sichtigt. 



I lie von dem Korper ausgehende Strah- 

 lung kanu nicht direkt quantitativ gemessen 

 werden. sondern muB sich erst in eine andere 

 Energieform, in korperliche Wa'rme, d. h. 

 in eine Warmemenge umwandeln. Dies 

 geschieht dadurch, daB man einen absor- 

 bierenden Korper in den Strahleiigaug stellt. 

 Die Absorption ist im allgemeinen keine voll- 

 stiindine, sondern die Strahlung wird zum 

 Teil reflektiert. Ist die Absorption voll- 

 stiindig, so nennt man den Korper schwarz, 

 wobei der Fall eintreteii kanu, daB der Kiirper 

 wo hi fur die sichtbaren, aber nicht fiir die 

 ultraroten Strahlen schwarz ist, oder um- 

 gekehrt. 



1 lurch die Absorption erf ahrt der bestrahlte 

 Korper eine Temperaturerhohung, welche 

 ein MaB fiir die Intensitat der Strahlung nibt. 



2. Apparate zur Messung von Gesamt- 

 strahlung. Sehr intensive Strahlung, z. B. 

 diejenige der Sonne oder eines sehr heiBen 

 Kiirpers kann direkt mit der Hand oder 

 mit Hilfe eines gewohnlichen Thermometers, 

 (lessen Kugel geschwarzt ist. wahrgenommen 

 werden. 



2&) Thermoelement. Bei der relativ 

 groBen Masse des Thermometers ist die 

 Temperaturerhohung bei gegebenerschwacher 

 Strahlung zunachsf sehr klein, aber ein 

 Thermoelement von geringerer Masse er- 

 i'ahrt sofort eine viel gro'Bere Temperatur- 

 erhohung. Ein Thermoelement besteht aus 

 zwei Drahten verschiedenen Materials, welche 

 an den Enden zusammengelotet oder ge- 

 schweiBt sind. 



Wird eine der beiden Lb'tstellen erwiirmt, 

 so flieBt ein Strom durch das Thermoelement. 

 Wird die andere Liitstelle erwarmt, so flieBt 



Handworterbuch ilc-r Naturwissensoliaften. Band IX. 



51 



