SI II' 



ein entgegengesetzt gerichteter Strom durch 

 das Thermoelement. Ein solcher Strom kann 

 durch ein Galvanometer geleitet werden, 

 wo er einen Magneten nebst Spiegel undLicht- 

 zeiger dreht. Die GroBe des Ausschlages 

 dieses Lichtzeigers, welche an einer Skala 

 gemessen oder nach der Poggendorffschen 

 Methode mit dem Fernrohr beobachtet 

 werden kann, gibt ein genaues relatives MaB 

 fiir die Intensitat der Strahlung. 



Drahtkombinationen I'iir besonders emp- 

 findliche Thermoelemente sind z. B. Wismut- 

 Antimon, Kupfer-Konstantan oder Eisen- 

 Konstantan. Statt eines Thermoelements 

 pflegtman mehrerehintereinaiuler geschaltete 

 Thermoelemente, eine Thermosaule, z. B. 

 von Melloni, zu benutzen und alle Lot- 

 stellen, welche gleich gerichtete Strome 

 liefern, zu bestrahlen. 



Da Drahte von 0,1 mm und sogar von 

 0,01 mm Dicke 1 ) venvandt werden konnen, 

 so leuchtet ein, daB die Warmekapazitat 

 der Lotstellen sehr klein und demnach die 

 Temperaturerhohung sehr groB gemacht 

 werden kann. Um moglichst alle auf die Lot- ' 

 stellen fallendcn Strahlen zu absorbieren, 

 pflegt man die Lotstellen mit RuB oder 

 elektrisch niedergeschlagenem Platinsehwarz 

 zu iiberziehen. 



Die nebenstehende Figur 1 zeigt eine ' 

 Thermosaule in der Form, wcli-lu 1 ihr Rubens 

 gegeben hat. Auf dem Elfenbeinrahmen F 

 sind die Thermoelemente ausEisenkonstantan- 

 drahten, welche mit Silber zusammen- 

 gelotet sind, aufgeyrickelt. Die Lotstellen 

 sind zu kreisformigen Scheibchen ausge- 

 hammert, die mittelste Reihe sind die gleich- 

 namigen Lotstellen, welche gemeinsam be- 

 strahlt werden. Diese Lotstellen haben zu- 

 itleich eine lineare Anordnuiig, so daB die 

 Thermosaule bei spektraler Zerlegung der 

 Strahlung venvandt. \verdeii kann. wahrend 

 bei Untersuchung von Gesamtstrahlung die 

 Strahlung durch einen vor die Thcrmn-inilc 

 gesetzten, gut reflektierenden Trichter auf 

 die Lotstellen konzentriert wird. 



2!)) Bolometer. Ein anderer fur Strah- 

 lungsmesgungeri geeignctcr Apparat 1st das 

 von Langley zuerst konstruierte Holcuiictcr. 

 Ein Draht oder ein schmaliT. dunncr Blech- 

 streifen, z. B. aus 1'latin, vcrirriiLiert mil 

 steigender Temperat.iir, also auch nntrr drni 

 Kint'lufi von Bestrahluni;, scinen clcktrischrn 

 Widerstand. Diese Widerstandsanderung 

 kann elektrisch z. B. in der Wheat si onr- 



schen Briicke sremessen oder durch den Aus- 

 schlag eines Lichtzeigers sichtbar gemacht 

 werden. Die GroBe dieses Ausschlages gibt 

 wieder ein relatives MaB fiir die Intensitat 

 der Strahlung. Solchen Blechwiderstanden 

 kann nach der Wollasto nschen Methode 

 die Dicke von 0,001 mm gegeben werden. 

 Damit der elektrische Widerstand geniigend 



Fig. 1 



Fig. 3. 



groB wird, nimmt man lange, schmaleBIeche, 

 die nebeneinander auf Isolationsmaterial, 

 z. B. Schiefer, montiert und geschwiirzt 

 werden. 



Solchen elektrischen Widerstand nebst 

 der zur Widerstandsanderung gehorigen MeB- 

 vorrichtung nennt man Bolometer (J6lo,- 

 der Pfeil, Strahl), den Widerstand selbst, 

 einen Bolometerzweig. Fignr 2 bis 4 zeigt 

 solche Bolometerzweige nach der Konstruk- 

 tion von Lu miner und Kurlbaum. 



Es ist klar, daB ein solches Bolometer 

 zugleich ein sehr empfindliches Thermometer 

 ist, d. h. der Lichtzeiger wiirde in einem 

 gewohnlichen Beobachtungsraum wegen der 

 Temperaturschwankungen stets wandern. 

 Deshalb miissen innerhalb der 4 Zweige der 

 Wheatstoneschen Briicke mindestens 

 2 Zweige als Bolometerzweige eingerichtet 

 sein, welche sich in derselben Weise das 

 Gleichgewicht halten, wie die beiden Lot- 

 stellen eines Thermoelements. 



Figur 4 zeigt die Anordnung von 4 mog- 

 lichst sleichen Bolometerzweigen in einem 



J ) So diinne Drahte kiinncn 

 \V o 1 1 a s t o nschen Methode hergestcllt \vn den . 

 welche darin bcstelit, dnli ein dicker Sillici.li;iiii 

 eine Seele von einem diinnen Platindrahi er- 

 hiilt. Der Silberdraht lafit sich sehr tein aus- 

 ziehen. worauf das Silber mit Salpetersaure 

 abgeatzt wird, und der sehr diinne Platindraht 

 iibrig bleibt. 



Fig. 4. 



