832 



St n .1 H i-kojiische Methoden 



bedarf es bei sehr schwacher Erregung zu- 

 iiachst einer Aufladung der Leydener Flaschen 

 mit Hilfe von Resonanz, es sind also mehrere 

 Wrrhsel notig, bis die Entladung einsetzt. 

 Audi auf die Dampfung der Schwingungen 

 kanii man einen SchluB ziehen, indem man 

 die scheinbare Breite eines Bildes der Ge i Bier- 

 riihrc beachtet. 



5h) Xichtoptische Methoden. Auch 

 bci anderen als optischen Hilfsmitteln emp- 

 liclilt sicli bisweilen zur Untersuchung schnell 

 wechselnder Vorgange ein intermittierendes 

 Verfaliren, das dann dem stroboskopischen 

 im engeren Sinne sehr verwandt ist. Man 

 kann z. B. den wechselnden Luftdruck im 

 Schwingungsknoten einer Orgelpt'eife nicht 

 ohne weiteres mittels eines angesetzten 

 Manometers messen, da dieses den schnellen 

 \\Vrhseln nicht folgen wiirde. Bringt man 

 jedoch in der Pfeifenwand eine Oeffnung 

 und vor dieser einen kleinen Schieber an, 

 der durch eine auf den Pfeifenton abge- 

 stimmte elektromagnetisehe Stimmgabel ge- 

 offnet und geschlossen wird, so zeigt das Mano- 

 meter nunmehr einen konstanten Druck an, 

 der der Phase des geoffneten Schiebers ent- 

 spricht. Es ist leicht ersichtlich, daB man 

 bei geringer Differenz zwischen Vorg.'iiiii's- 

 und Beobachtungsfrequenz alle Druckphasen 

 in langsamer Folge am Manometer beob- 

 achten kann. 



Zur Aufzeichnungdes Indikatordiagramms 

 schnell laufender Dampfmaschinen ist dieses 

 Verfaliren ebcnfalls mit Erfolg benutzt 

 worden. Die gewohnlichen Indikatoren 

 besitzen bekanntlich einen kleinen Kolben, 

 der einerseits durch eine elastische Feder, 

 andererseits durch den Dampf gedruckt wird, 

 den man dem Zylinder der Maschine ent- 

 nimmt. Das so gebildete Manometer zeichnet 

 seine Angaben auf einer Trommel auf, die 

 entsprechend dem vom Kolben durchlaufenen 

 \Vi"_ r gedreht wird. Das Diagramm hat also 

 als Abszisse den Weg, als Ordinate die Kraft, 

 iiiul seine Flache stellt somit die Arbeit dar. 

 Bci den schnellaufenden DampfmascMnen 

 wiirde auch hier die Tragheit des Apparates 

 stiircn, und auch in diesem Falle wircl die 

 Sdnvierigkeit durch intermittierende Ver- 

 liindung des Indikatorzylindcrs mit dem 

 Maschinenzylinder behoben. l>as Oeffnen 

 und SchlieBen des betret'fenden Verbiiidungs- 

 rohres liiBt sich sehr sicher mittels eines von 

 der Maschine selbst betriebenm lx;idrrwerks 

 in der Weise besorgen, daB man in lanu- 

 samer Folge alle Phasen des Driu-ks aul'- 

 zeichnet. 



Auch bei elektrischen Maschinen brdirnt 

 man sich eines analogen Verfahrens. Soil 

 z. B. die Spannung einer Wechselstromina- 

 schine in ihrem wechselnden Verlaufe, also 

 wahrend der in der Regel eine fiinfzigstel 

 Sekunde dauernden Periode gcmcssen werden, 



so kann man auf der Maschinenwelle ein Rad 

 mit einem Kontakt anbringen. der mit den 

 Enclen der Wickelung verbunden ist. Stellt 

 man diesem sich clrehenden einen festen 

 Kontakt gegeniiber, der mit den Belegungen 

 eines Kondensators verbunden ist. so findet 

 (bei einer zweipoligen Maschine) wahrend 

 jeder Periode einmal eine Beruhrung statt. 

 Der Kondensator nimmt also die Spannung 

 an, die dem Augenblick der Beriihrung 

 entspricht, und diese Spannung wird dem- 

 nach meBbar. Fiir andere Zeitpunkte fiilirt 

 man die Messung aus durch Verschiebunir 

 des i'esten Kontakts. ein Verfaliren, das der 

 Verschiebung der festen Blende (sbj analuir 

 ist. So kann man den ganzen Spannungsver- 

 lauf feststellen. 



6. Der Kinematograph. Er verdient 

 eine besondere Betrachtung. nicht nur weil 

 sich in ihni eine groBe Zahl der oben beschrie- 

 benen Hilfsmittel vereinigt, sondern auch, 

 weil er das stroboskopische Prinzip nur in 

 weiterem Sinne verkorpert. In der Regel 

 handelt es sich namlich bei ihni nicht uin 

 Darstellung periodischer Vorgange, so daB 

 alle in Abschnitt 3 iiber die Frequenz ange- 

 stellten Betrachtungen fortfallen. Hingegen 

 bildet der Kinematograph eine groBartim- 

 Vervollkommnung der historischen Apparatc 

 wie Lebensrader u. dgl. und hat wegen der 

 immerliin recht groBen Treue, mit der er 

 Lebensvorgange darstellt. in Wissenschaft 

 und Unterricht erhebliclie Bedeutung ge- 

 wonnen. 



Beim Kinematograph werden bekanntlich 

 die aufeinanderfolgenden Phasen eines Vm- 

 gang, auf ein langes Band, den Film photo- 

 graphiert. Bei der Reproduktion werden 

 diese Bilder in der Regel diskontinuierlich 

 vor das Auge gebracht. also nicht wie friiher 

 beim Anschiitzschen Schnellseher (Ab- 

 schnitt sd) kontinuierlich bewegt und inter- 

 inittierend beleuchtet. Diese Art der Repro- 

 duktion kann durch verschiedene Mittel 

 erzielt werden: 



1. Das Mutoskop. Sein Vorlauferwarder 

 But'hkinematograph, der aus einem kleinen 

 Buch besteht. dessen Blatter einseitig mit 

 den Phasenbildern bedruckt sind. Biegt 

 man ein solches Buch zwischen Dauinen 

 und Zeigefinger etwas um und laBt den 

 Daumennagel iiber den Rand der Blatter 

 hinweggleiten, so blattern diese sich in schnel- 

 ler Folge um. Dabei steht jedes einzelne 

 kurze Zeit vor dem Auge, bis es durch das 

 folgende verdeckt wird. Man erhalt auf diese 

 Weise den Eindruck einer Bewegunsj. Bei 

 dem eigentlichen Mutoskop ist die Zahl der 

 Bilder groBer, das Buch also dicker. Es 

 wird dann der Riicken des Buches an einer 

 Achse derartig befestigt. daB die Blatter 

 angenahert radial stehen. Die Achse wird 

 lanesam gedreht, wobei die Blatter an einem 



