1128 



Thermochemie TlnTiimmetrie einsdilieBlicli Pyrometrie 



Man siclit aus den Abweichungen, wo die 

 Grenzen dieser approximative!! Rechen- 

 regel denn urn niehr handclt es sich nicht - 

 liegen: sob;ild tier Sauerstoffgehalt etwa 

 20% erreicht, ferner bei Azoverbindiingen 

 (und bei Gasen und kleinen Molekiilen); 

 auch i'iir Schwefelverbiiulnngen sind die 

 AJaweichungen nic-ht nnerheblich. 



Zu Konstitutionsbestimmungen reicht 

 diese Kechenregel kauni aus. 



LiteratUT. Thomsen, SystematischeDurchfilhrung 

 tAermnckemischer Uittermichwngm. Zahlenwerte 

 und thriirrtixrhe. Ergtlniisse. (Deutsche Uebe.r- 

 setzimij von / '1'ran'be.) Stuttgart 1906. M. 

 Berthelot, Tlirrmm'liiniie. {>iiiiiifi;i ft IIIIK n nun' - 

 Hyiics. Pinin 1897. Die Ziisammenstetlungen 

 vn Landolt-BSrnstein, Physikalisch-ChermacTn 

 TabeUen. ^. An/. Berlin 1<)12. W. Nernst, 

 Tlieoretisrlic Vhemie. 7. Atijl. StiMyart 19 IS. 

 Oxttvaltl, J.clirburh der Allgemciiitn Chenrie. 

 Band 2, 1. Tn'l. Leipzig 189.1. O. Sackiir, 

 Lehrbuch der Tiiermochemie mnl 'rkmnmli/iKniiil:. 

 li-'i-lin 191S. Suwie andcre im Tert avfyrfiikrtf 

 ll'rrkc und, Arbcilcn. 



II. .1. Itutll. 



Thermoelektrizitat. 



Sic he den . \rtikel ,,Wiirm eolek t r ische 

 El c hoi nu n' r en". 



Thermometrie 



einschlieBlich Pyrometrie. 



1. Allgemeines. insbesondere Temperatur- 

 skak-n. 2. Gasthermometer. 3. Fliissigkeits- 

 thermometer. 4. Widerstandsthermonieter. 

 5. Thermoelemente. 6. Strahlungspyrometer. 

 7. Verschiedene TeinperaturmeBgerate." 8. Triig- 

 lifit der Thermometer. 9. Fixpunkte und 

 Thermostaten. 



i. Allgemeines, insbesondere Tempe- 

 raturskalen. Die Temperat ur fines 

 Ki'n'liers kennzeichnet in quantitativer AVeise 

 den Warmezustand, den wir qualitativ auf 

 Urund unscrcr Sinneswahniehinungen als 

 kalt, warm, heiB. gUiliend usw. bezeiehuen. 

 Wiilirend die Art des Zusainnienhangs 

 zwischen Tempcrarur und anderen physika- 

 lisrlien Kiu-fiiscliaften des Korpers clurch 

 strenire physikalische Ursetze bestimmt wird. 

 ist der .M;il3stub. in deni die Temperatur 

 gemessen wird. ein willkiirlicher. Man legt 

 den -M.-ilMab in der Eegel dadurch fest. daB 

 man einen bestimmten Wert fiir den Unter- 

 schied zwischen der Temperatur des bei 

 niirmaleni Barometerstand siedenden AVassers 

 und der Temperatur des schmelzenden Eises 

 (Abstand der Fundamentalpunkte, 

 Fundamentalabstand) annimmt. Der 

 Eisschmelzpunkt \\ird dabei hiiufig als 

 Xiillpunkl der Temperaturskale bezeichnet; 

 die liefer liegeiulen Temperaturen werden 



