Thermometrie einsehlieBlich Pyrometrie 



dann ebenfalls von diesem Nullpunkt aus 

 gerechnet, aber mit einem Minuszeichen 

 versehen. Diejenige Temperatur, bei der 

 nach der Warmetheorie die innere Warme- 

 bewegung der Korper aufhort (oder nach 

 den neuesten Anschauungen nicht mehr 

 nach auBen abgegeben werdcu kann), wird 

 als ab sol uter Nullpunkt, die von diesem 

 aus gerechnete Temperatur als absolute 

 Temperatur bezeichnet, sofern der Fun- 

 damentalabstand zu 100 angenommen wird. 

 Unserer heutigen Eikenntnis nach liegt 

 dann der absolute Nullpunkt 273.1 unterhalb 

 des Eisschmelzpunktes. 



Die Instruinente zur Temperaturmessung 

 bezeichnet man als Thermometer und, 

 soweit sie zu Gluhtempeiaturen benutzt 

 werden, auch als Pyrometer, die Lehre 

 von der Temperaturmessung als Thermo- 

 metrie bezw. Pyrometrie. 



Zur Messung der Temperatur kann im 

 Prinzip jede von der Temperatur abhangige 

 Eigensehaft eines Korpers benutzt werden, 

 sofern sie reversibel ist, d. h. sofern bei 

 Riickkehr zu ein und derselben, beliebig 

 angenommenen Temperatur immer wieder 

 genau die gleiche Eigensehaft aut'tritt. Die 

 wichtigsten Eigenschaften, die bisher prak- 

 tisch zur Temperaturmessung Verwendung 

 gefunden haben, sind: Warmeausdehnung, 

 elektrischer Widerstand, thcrmoelektrische 

 Kraft, Strahlung. DaB diese Eigenschaften 

 zur Temperaturmessung benutzt werden 

 konnen, beruht, sofern man von der Strahlung 

 zunachst absieht, darauf, daB samtliche 

 Korper gleichviel ob fest, fliissig oder gas- 

 formig , wenn sie hinreichend lange mit- 

 einander in Beriihrung stehen und selbst 

 nicht Warme erzeugen, die gleiche Tempe- 

 ratur annehmen. 



Teilt man die der Temperaturerhohung 

 vom Eisschmelzpunkt bis zum Wassersiede- 

 punkt entsprechende VergroBerung eines 

 Flussigkeits- oder Gasvolumens, Erhohung 

 eines Widerstandes, VergroBerung einer 

 Thermokraft in 100 gleiche Teile ein, so ent- 

 spricht einer Temperaturerhohung bis zu einer 

 bestimmten Zwischentemperatur in den drei 

 Fallen im allgemeinen cine Acnderung um 

 eineverschiedene Anzahl vonTeilen, und auch 

 verschiedene Materialien weisen in jedem 

 von den drei Fallen derartige Unterschiede 

 aul'. Am geringsten sind die Unterschiede 

 zwischen der Warmeausdehnung verschiede- 

 ner, unter konstantem Druck gehaltener Gase, 

 und zwar fallen sie um so kleiner aus, je mehr 

 die letzteren sich dem idealen Gaszustand 

 nahern; aber vollig zu vernaehlassigen sind 

 auch diese Untersrhinle nicht. Indessen 

 ist es mit Hilfe des zweiten Hauptsatzes der 

 Thermodynamik moglich, die Temperatur- 

 anzeigen, die auf Gruud der als gleichmaBig 

 verlaufend angesehenen Warmeausdehnung 



verschiedener, unter konstantem Druck 

 stehender Gase ermittelt sind, auf eine 

 ideale t h er m ody n amis che T e m peratur- 

 skale zuriickzufiihren, sofern das sonstige 

 Verhalten der Gase geniigend bekannt ist. 

 Prinzipiell ist eine solche Reduktion am-li liri 

 den anderen Methoden der Temperatur- 

 messung moglich; praktisch ist mdcsseii 

 bei denselben (von der Strahlungspyrometrie 

 wieder abgesehen) eine enipirisohe Bestim- 

 mung der Reduktionszahlen durch Ver- 

 gleichung mit einem Gasthermometer er- 

 forderlich. 



Die thermodynamische Temperaturskale 

 stimmt, dem vorhergehenden entsprechend, 

 genau uberein mit der Temperaturskale, die 

 man mit Hilfe des die Warmeausdehnung der 

 Gase benutzenden Gasthermometers erhielte, 

 wenn dasselbe mit einem vollig idcalcn Gas 

 betrieben wiirde. Sehr nahe kommt einem 

 solchen bei nicht zu tiefen Temperaturen der 

 Wasserstoff , weshalb die mit dem Wasser- 

 stoffgasthermometer sich ergebende Tem- 

 peraturskale im Jahre 1887 unter Fest- 

 setzung der Versuchsbedingungen als Inter- 

 nationale Skale, und zwar im wesent- 

 lichen fiir Temperaturen zwischen den Fnu- 

 dameiitalpunkten (Eisschmelzpunkt und 

 Wassersiedepunkt) festgesetzt worden ist. 

 In diesem Gebiet sind die Abweichungen des 

 Wasserstoffthermometers von der thermo- 

 dynamischen Skale zu vernachlassigen. 

 Ueber die Abweichungen der anderen Gas- 

 thermometer von der thermodynamischen 

 Skale siehe unter 2. 



Erwahnt werden mag noch, daB sich die 

 thermodynamische Skale im Prinzip am-li 

 duri-li den Wirkungsgrad festlegen liiBt, mit 

 dem bei einem vollig idealen KreisprozeB 

 die Warme in Arbeit verwandelt wird (Lord 

 Kelvin), wobei natiirlieh wieder noch der 

 MaBstab, in der die Temperatur gemessen 

 werden soil, festgesetzt werden muB. Zur 

 praktischen Realisierung der thermodyna- 

 mischen Skale ist diese wiederum auf den 

 zweiten Hauptsatz der Warmetheorie auf- 

 gebaute Darstellungsweise allerdings nicht 

 ; geeignet. 



Was nun welter die Temperaturmessung 

 auf Grund der Strahlung, d. h. der Warme- 

 und Liclitemission der Korper anbetrifft, 

 so ist in qualitativer Weise seit jeher bei 

 der sichlbaren Strahlung die Stiirkc ilcs 

 Gliilirns (Koiglut. WeiBglut) /ur Beurteilung 

 der Temperatur benutzt worden. Der 

 quantitative Zusammenhang zwischen Tem- 

 peratur und lut en^it it t der Warme- und 

 Liehtstrahlung ist im allgemeinen fiir die 

 verschiedenen Korper ein verschiedener. 

 Die Strahlungsgesetze werden aber bei Aus- 

 scliluB chemisclier Wirkungen unabhangig 

 von der Beschaffenheit der verwendften 

 Substanz, \vcnn man die Strahlung zugrunde 



