1132 



Th'Tinumetrie einsehJielilirli I'vruinetrie 



mit yueeksilber versehlieBbarer Hilfsschenkel 

 angebracht worden ist. Zur Messung der Tem- 

 peratur der Quecksilbersiinle sirnl iifder 

 von A und an mehreren Stellen von 1! 



anderungen beriicksichtigt werden. sowie 

 der Umstand. daB das Gas in der Verbin- 

 ivappe dungskapillare zwischen Gefa'B und Mano- 

 meter und der kleine Gasraum im kurzen 

 Sdii'iikel A nicht die zu messende Tempe- 

 ratur hat. 



\Vird die Summe beider Volumina, ,,der 

 schadliche Raum" mit v s , die mittlere Temperatur 

 desselben mit t 4 , derkubiscleWarmeausdehnungs- 

 koeffizient des GefaBes mit 7 und der die Ab- 

 hangigkeit des GefaBvohimens V vom Innendruck 

 p angebende Druckkoeffizient mit k bezeichnet, 

 so fiihrt die Ueberlegung, daB die gesamte 

 Gasmasse bei alien Temperaturen die gleirhe 

 sein muB, zu folgenden Formeln: 



t = 



Fig. 1. 



thermometer vorhanden; letzteiv taiiclit n m 

 Kmze mit Quecksilber getiillte <ii-t', : i |.i... /u n , 

 Schutz gegen Strahlung ist das Thenimmri, , 

 bei den rieueren Messungen mit einem Mantel 

 a us Xickelblech umgeben mit klcim-n, jrlas- 

 bedeckten Oeffnungen an den Ablesestellen. 

 Neben dem Schenkel B befindet sich ein in .Milli- 

 meter geteilter MaBstab, auf dem eine Visier- 

 MPii-ii-liinng mit Nonius verschiebbar ist. Mill 

 der Visiervorriehtung kann y.ui\\ Ahlrscn aurh 

 ein Kathetometer benutzt werdcn. 



Bei der praktisfhen Messung mil ilnn 

 Gasthermometer kann die obeii ange- 

 i bene Gli'iclnmg 1> nicht direkt zur Be- 

 vim T T,, I benutzt wcnlrii. 

 cs sind m'\\i--M> KonektionsgroBen 

 einzufuhren: Es muB die Wftrmeausdelinung 

 ilcs tlas Gas enthaltcndcn GefaBes und die 

 ela \KC\IC Dehniing desselben bei Dnick- 



P 

 .Po 



-II: (3 = 



PIOO P 



Him',, 



P = p(l 



Es berechnet sich also t nach Gleichungen, die 

 den Gleichungen b) ganz analog sind, nur daB 

 statt der direkt gemessenen und auf gleiche 

 Temperatur der Quecksilbersaule reduzierten 

 1 1] ncke p die GroBen P auftreten. In der Formel 

 fiir P tritt zwar die zu messende Temperatur t 

 schon auf; doch geniigt es, fiir t hierbei einen 

 Xiiherungswert (z. B. nach den Gleichungen b) 

 berechnet) zu verwenden, da es sich nur um 

 KonektionsgroBen hamlelt. 



Als Material fiir die GefaBe benutzten 

 U'iebe, Bottcher und Mahlke bis 500 C 

 Jenaer Glas 59 m , Chappuis und Harker 

 bis 600 C Berliner Porzellan. Holborn und 

 Day bis 1000 C Berliner Porzellan, Hol- 

 born und Valentiner bis 1600 C Platin- 

 iridium und reines Iridium, Day und 

 Sosman bis 1600 C Platinrhodiuin mit 

 10% Rhodiumgehalt, Holborn und Hen- 

 ning bis 450 Jenaer Glas 59 m und 

 Quarzglas, Kamerlingh-Onnes, Hol- 

 born und andere unter" C Jenaer Glas 

 M "i. Zur Gasfiillung wird bis 500 C 

 \Vasserstoff oder Stickstoff, oberhalb 500 C 

 Stickstoff, nuterhalb C Wasserstoff oder 

 noch besser Helium verwendet. Wird der 

 Anfangsdruck bei C nicht zu hoch ge- 

 wahlt, so laBt sich mit dem Heliumthenini- 

 mctcr die tlicnnodynamische Skale bis nahe 

 an den absolute!! Nullpunkt mit geniigendcr 

 Genauigkeit realisieren, selbst bis zu solchen 

 Temperaturen. bei denen das unter Atmo- 

 sphareiidruck stehende Helium schon ver- 

 fliissigt ist, was bei etwa 4,5 abs. eintritt. 



Mi' Messungen mit dem Gasthermo- 

 inetiT siml nacli dem Vorstehenden so kom- 

 jilizicr). daB dasselbe nur zur Bestiminung 

 von thermometrischen Fixpnnkten und zur 

 l-jcliiing von andc-ren, einfacher zu hancl- 

 habenden TemperatunneBgerftten verwendet 

 werdi n kann. Als solche liistrumente dienen 

 in tid'eu Temperaturen hauptsachlich I'latin- 

 uinl Goldwiderstandsthermometer, in Tem- 



|iei;illirell bis .">(IO" 



thermometer, und te 



C Platinwiderstands- 

 ls anch noch Queck- 



