Thermometrie einschlieBlich Pyroinotrir 



1133 



silberthermpmeter, in Temperaturen iiber 

 500 C meist Thermoelemente aus Platin 

 mid Platinrhodium mit 10 Rliodiimigehalt. 

 Dicse Instruments dienen dann ihrerseits 

 7.ur Eichung von anderen, nicht. direkt mit 

 clem Gasthermometer verglichenen Thermo- 

 metern, vor allem aber werden, sowcit sich 

 dies nicht mit dem Gasthermometer leicht. 

 ausfiihren laBt, Fixpunkte mit ihnen bc- 

 stimmt, um die gasthermometrische bezw. 

 thermodynamische Skale moglichst sicher 

 mill leiciit reproduzierbar festzulegen. 



3. Flussigkeitsthermometer. Dieselben 

 benutzen die Warmeausdehnung der Flii^sii;- 

 keiten relativ zu einem sie enthaltenden 

 festen GefaB. Um die Ausdehnung mog- 

 lichst sichtbar zu machen, wird an das 

 eigentliche ThermometergefaB ein Ruhr 

 mit kapillarer Oeffnung (Thermometer- 

 kapillare) gesetzt, in der sich der Meniskus 

 der Fliissigki'it (das Ende des Fliissigkeits- 

 fadens) bei einer Volumanderung der im 

 GefilB enthaltenen Flussigkeitsmenge ver- 

 schiebt. Als Fliissigkeit kommt haupt- 

 sachlich zur Verwendung: Quecksilber 

 (zwischen -30 und +750 0), Aethylalkohol 

 (zwischen 80 und -j-40 C) und technisches 

 Pentan (zwischen -200 und +20 C). Um 

 das Sieden des Quecksilbers zu verhinclern, 

 wird bei Quecksilberthermometern i'iir Tem- 

 peraturen oberhalb 300 C der obere Teil del 

 Kapillare mit eiiu-m indifferenten Gas 

 (Stickstofl oder Kohlensaure) u liter hohem 

 Druck (bis iiber 50 Atm.) gefiillt. Eine 

 Stickstoffiillung unter niedrigem Druck emp- 

 fiehlt sich auch schon fiir Quecksilber- 

 thermometer zwischen 200 und 300 C. 

 Bei Thermometern liir tielere Temperaturen 

 wird der nicht mit Fliissigkeit gefiillte Teil 

 lul'tleer gemacht. 



Als Material fiir GefaB und Kapillare 

 dient Glas, und zwar insbesondere Jenaer 

 Glas derFirma Schottund Genossen (Glas 

 16 tn bis +350 C, Glas 59"' bis 510 C, 

 Verbrennungsrohrenglas bis 575 C), fran- 

 zosisches verre dure (bis etwa 400 C) und 

 bis 750 C Quarzglas (geschmolzener Bcrg- 

 kristall). 



Das gewohnliche Thiiringer Thermo- 

 meterglas weist starke Nachwirkungserschei- 

 nungen auf: Durch einmaliges Erhitzen aul' 

 100" C z. B. tritt zufolge Dehnung des Ge- 

 fiiBes eine erst allmahlich im Laufe von 

 Stunden wieder verschwindende Erniedrigung 

 des Eispunktes (der Anzeige bei C) um 

 etwa 0,5 C ein, und im Laufe der Jahre 

 steigt der Eispunkt zufolge allmahlich ein- 

 tretender Zusammenziehung des Get'aBes 

 erheblich (bis zu mehreren Graden) an. In 

 dieser Hinsicht ist clurch die im Jenaer 

 Glastechnischen Laboratorium von Schott 

 insbesondere auf Grund der Untersuchungen 

 und auf Anregung von Wiebe ersclimnlzrnrn 



Thermometerglaser ein groBer Fortschritt 



erzielt worden: Die Depression des I'lis- 



punktes nach Erhitzen auf 100 C betragt 



bei Jenaer Glas 16 lu imr noch etwa 0,0'J 



und bei 59 m sogar nur etwa 0.03. Bei 



dem franzb'sischen verre dure betragt die 



entsprechende Gro'Be 



etwa 0,11. Die noch 



vorhandeneEispunkts- 



depression verliiilt. 



sich so regelmafiig. 



daB sie sicher beriick- 



sichtigt werden kann. 



Bei feineren Mcs- 



sunu'en wird nach dem 



Vorgange von Per net 



st.ets der alsbald nach 



der Erhitzimg ge- 



funclene Eispunkt zu- 



grunde gelegt, d. h. 



es wird die Different 



zwischen dem so ge- 



fundenen Nullpunkt 



und dem der Teilung 



als Eispunktskor- 



rektion zu alien ge- 



messenen Tempera- 



turenhinzugefiigt. Da- 



durch ist es mb'glich, 



zwischen und 100 (_' 



eine Genauigkeit von 



wenigenTausenclsteln, 



bis 300 C von weni- 



gen Hundertsteln und 



bis 500 von etwa 



einem Zehntel GracI 



mit Quecksilberther- 

 mometern zu er- 



reichen. Selbst zur 



dauernden Festlegung 



der internationalen 



Wasserstoffskale zwi- 

 schen und 100 C 



(siehe unter 1) dienen 

 Quecksilberthermo- 



meter, die vom Co- 

 mite international 



des poids et mi'-- 



sures aufbewahrt wer- 

 den. 



Man unterscheidet 



bei Thermometern 



fiir wissenschaftliche 



Zwecke Stab ther- 

 mometer (Fig. 2) 



und EinschluB- 



ther mo meter (Fig. 



3). Die ersteren bc- 



stehen einfach aits 



einer dickwandigen 



Kapillare mit MIIUT- 



schmolzeiiem l^.f-iLl. aaaassi 



Die Teilung befindet Fig. 2. Fie. 3. 



a 



i 



3 



