Tliermometrie einschlieBlii/h Pyruiuetni 1 



1 135 



nische Zwecke sullen Skalen besitzen, die unter I und den Stab-EinschluBthermometem wird etwas 

 Beriicksichtignng aller Korrektionen geteilt sind, oberhalb des GefaBes die Ilicksche Maximum- 

 so daB an den Thermometern die Tempera turen j vorrichtung angebracht, bei der die Kapillare 

 direkt in der gasthermometrischen bezw. thermo- in 2 sehr feine Kaniile geteilt ist, die das AbreilSen 

 dynarnischen Skale abgelesen werden kiinnen. 

 Die von der Reichsanstalt fiir solche Instrumente 

 vorgeschriebenen Fehlergrenzen liegen zwischen 

 0,25 bei feineren Thermometern von bis 

 100" C) und 5 (bei Thermometern l)is 5(.l" ('). 



Als meteorologische Thermometer be- 

 zeichnet man Thermometer zur Bestimmung 

 der Temperatur der Luft, der Gewasser, des 

 Erdbodens, der Sonnenstrahlung, des Taupunktes 

 usw. Es handelt sich dabei um Temperaturen 

 zwischen 70 und +100 C. Oeber Aspirations - 

 thermometer siehe unter 8. 



Siede thermometer fiir H ii hen best im- 

 mungen (Hypsometer) enthalten in der 

 Regel das Interval! 711 bis 10'2 C und bisweilen 

 auBerdem eine Hilfsteilung bei C. Da die 

 Abhangigkeit des Wassersiedepunktes vom 

 Barometerstand bekannt ist, kann man aus der 

 Siedetemperatur des Wassers den atmospha- 

 rischen Luftdruck und aus diesem die Hohe 

 des Beobachtungsortes berechnen. ( )t't wird 

 die Skale der Siedethermometer statt in " (.' 

 direkt in Millimeter Luftdruck geteilt. Zu den 

 Hypsometern wird ein transports bier, mit Spi- 

 rituslarape heizbarer Wassersiedeapparat FueB- 

 scher oder Griitzmacherscher Konstruktion 

 benutzt. 



Die arztlichen Thermometer (Fieber- 

 thermometer) sollen von 36 bis 42 C reichen 

 und in 0,1 "geteilt sein. Xach den ncuesten 

 Vorschriften miissen die Umhiillungsrohre der 

 zu priifenden Fieberthennometer in EinschluB- 

 form (Fig. 4) oben zugeschmolzen sein. Dann 

 besitzen diese Thermometer eine vollkommen 

 glatte Oberflache, so daB sie sich leicht des- 

 infizieren lassen. Die Fieberthennometer in 

 Stabform (Fig. 5), von denen besonders die ameri- 

 kanischen sehr kleine GefaBe besitzen, ha ben 

 den Vorziig sehr geringer Triigheit, aber den 

 Niichteil, daB die Teilstriche schwer zu des- 

 infizieren sind und leicht undentlii-h werden. 

 Krwahnenswcrt sind die neuerdings herge- 

 stellten Stabeinschluflthermometer (z. B. die 

 von der Firma C. Kel Iner Fig. 6), die im unteren 

 Teil als Stabthermometer ausgebildet sind und 

 nur da, wo die Skale sichbefindet, ein Umhullungs- 

 rohr haben. Das Kapillarglas der Fieberthermo- 

 meter, besonders das der Stabthermometer. 

 besitzt meist prismenartigen Querschnitt (Fig. 5), 

 wudurch bei richtiger Fonugcbunir (Mriliner) 

 sich eine sehr starke (bis 501'ache) optische 

 Verbreiterung des sonst sehr schwer ei kennbaren 

 yuecksilberfadens erreichen laBt. Die empfind- 

 lichsten Fieberthennometer, die als Halb- 

 minutenthermometer oder dgl. bezeichnet werden, 

 nehmen die Temperatur im Mund in etwji 1 Mi- 

 nute an; unter der Achsel miissen selbst diese 

 aber mindestens 3 Minuten gelassen werden, 

 da dort die \Viiniieiiliertragung viel schlechter 

 als iiu Mund ist. Die Maximumvorriehtung 

 der Fieberthermometer besteht bei den Ein- 

 schluBthermometern aus einem im GefaBboden 

 eingeschmolzenen (llasstift, der ein wenig 

 in die Kapillare hineinreicht, so daB dort 

 eine Verengung entsteht, an der der Faden heim 

 Sinken der Temperatur abreiBt. Bei den Stab- 



Fisr. 4. 



Fig. 5. 



Fig. G. 



des Fjidens hervomifen. In beiden Fallen liiBt 

 sich der Quecksilberiaden durch schleudernde 

 Bewegung des Thermometers ins GefaB ziiriick- 

 treiben. 



AbreiBvorrichtungen iihnlich den angegebenen 

 finden auch bei meteorologischen Thermometern 

 (siehe weiter oben) Verwendung, sowie lie! den 

 L'mkipp thermometern zur Messung der 

 Meerestemperatnr in groBen Tiefen. die zum 

 Schutz gegen den hnhen \Vasserdruck no. h in 

 ein besonderes starkwandiges Glasrohr einge- 

 schlossen sind. I>:is AbreiBen des yuecksilber- 

 t'udens wird bei ihnen da durch hervorgenit'en, 

 daB das Thermometer in der zu untersuclienden 

 Meerestiefe inittels einer besonderen Vorrichtung 

 umgekippt wird, so daB das vorher iiiiten be- 

 findliehe (ietali nach oben kommt. Aus der 

 Liinge des abgerissenen Quecksilberfadens, der 

 in das obere Ende der Kapillare t.illt, kann 



