1136 



Thermometrie 



1'yvnmetrif 



spater die Temperatur in der zu untersuchenden 

 Meerestiei'e an einer zweckentsprechend ge- 

 teilten Skale abgelesen \verden. Etwas oberhalh 

 der AbreiBstelle ist eine sackartige Erweitenmg 

 angebracht, in der nach dem Umkippen bei 

 steigender Temperatur das durch die AbreiBstelle 

 tretende Quecksilber sieh ansamrnelt. 



Bei dern Maximum-JIinimum-Therrno- 

 meter fiir hauslichen Gebrauch nach Six be- 

 i'inden sieh im Inneren der Kapillare 2 kleine. 

 von einem Glasriihrchen eingesr-hlossene, mit 

 geringer Reibung verschiebbare Eisenstabchen, 

 die von auBen her mit eineni Magneten verschoben 

 werden kijnnen und in folgender Weise zur 

 Anzeige der ilaximal- und Jlaxirmltemperatur 

 benutzt werden: Als Thermometerfliissigkeit 

 dient Alkohol. Im Alkoholfaden befindet sich 

 das eine Eisenstabchen. An den Alkoholfaden 

 schlieBt sich ein Quecksilberiaden an, und im 

 darauffolgenden Teil der Kapillare ist das 

 2. Eisenstabchen enthalten. Der (Quecksilber- 

 iaden bewegt sich mit dem Alkoholfaden mit 

 und schiebt beim Fallen der Temperatur das 

 1. Stabchen bis zur Jlinimaltemperatur, beim 

 Steigen der Temperatur mit seinem anderen 

 Ende das 2. Stabchen bis zur Maximultemperatur 

 vor sich her. Die Kapillare ist in der Mitte des 

 Queeksilberfadens U-formig umgebogen und 

 es sind 2 Skalen am Anfang und am Ende <lrs 

 Queeksilberfadens vorhanden. 



Bei den Beckmannschen Thermometern 

 ist die Kapillare oben nach unten umgebogen 

 und mit einer Erweiterung versehen, in welche 

 ein Teil des Quecksilbers a us dem Gefali gebracht 

 werden kann. Dadurch ist es moglich, ein kurzes 

 Thermometer trotz sehr groBer Skalenlange 

 pro C in beliebigen Temperaturen zu benutzen. 



Die Quarzglasquecksilberther mo meter 

 werden von der Firma Siebert u. Kiihn als Ein- 

 schluBthermometer mit einer Skalenplntte aus 

 undurchsichtigem (lufthaltigem) Quarzglas und 

 mit Stickstofffiillung fiir Temperaturen bis 

 750 C hergestellt. Die Skalen sind empirisch 

 auf Grund von Priifungsergebnissen der Reichs- 

 anstalt geteilt. ( Ibwohl Quarzglas wohl die 

 geringsten Xachwirkungserscheinungen aufweist, 

 eignet es sich nicht zum Ersatz der Jenaer Glaser, 

 da sich die Kapillaren bisher nicht geniigend 

 kalibrisch herstellen lassen. Wertvoll sind die 

 Quarzglasthermometer daher erst fiir Tempcra- 

 turen oberhalb 575 C. 



Als Thermometer fiir tiefe Tempe- 

 raturen diencn neben Aethyl-AJkoholthermo- 

 metern, die von +40 bis 80 C benutzt 

 werden und Toluolthermometerti. die vor den 

 Alkoholthermometern den Vorzug hahi'ii. 

 diiB sie bis -MOO" C brauchbar sind. haupt- 

 siichlich Thermometer rait Fiillung aus tech- 

 nischem 1'entan (Rothe), die bis 200" C gut 

 verwendbar sind, sofern die Fiillung sauber 

 hcrgestclJt ist und die Thermometer hinreichend 

 langsam (zuerst das GefiiB!) abgekiihlt werdrn. 

 Die Eichung in der Reichsanstalt erfolgt in d -i 

 Ki'frel nur in fester Kohlensiiurc und in fliissiger 

 Luft (siehc unter 9), da die Skale an Zwischen- 

 ]iunkten nacli einer von Hoffmann und Rothe 

 aufgestellten Ausdehnungsfonnel geteilt werden 

 kann. 



Falls sich nicht der gauze Fliissigkeits- 

 fadcn in der y.\\ messenden Temperatur be- 



findet, ist an der Anzeitce aller Fliissigkeits- 

 thennometer noch eine Korrektion wruen 

 des herausragenden Fadens (Faden- 

 korrektioni anzubringen. Zur Ermittlung 

 derselben miBt man die mittlere Temperatur 

 des nicht in die zu messende Temperatni 

 eintauchenden Fadenteils mit mehreren 

 Hilfsthermometern oder besser, sofern dies 

 angangig ist, mit einem Fadenthermo- 

 meter (Guillaume-Mahlke). 



Letzter.es besitzt ein langes zylindrisches 

 GefiiB, deren oberes Ende in gleiche Ho'he mit 

 dem Fadenende des zu korrigierenden Thermo- 

 meters gebracht wird und das nach unten 

 minclestens bis zu der Stelle reichen muB, wo 

 die zu messende Temperatur anfiingt. Die Faden- 

 korrektion des Fadenthermometers selbst ist 

 zu vernachlassigen. Erstreckt sich das Gefa'B 

 des Fadenthermometers iiber n Grade des zu 

 korrigierenden Thermometers, das die Tem- 

 peratur t an/.eigt, und ist t die Tempera tur- 

 anzeige des Fadenthermometers, so ist die 

 Fadenkorrektion a n(t 1 ), wobei a der Aus- 

 dehnimgskoeffizient der Fliissigkeit im Glas ist. 

 Derselbe betriigt fiir Quecksilber in Glas 59 nl 

 0,000163, in Glas 16"i 0,000157, in (Quarzglas 

 0,000179, fur Pentan in Glas 16'" 0,00151. 



4. Widerstandsthermometer. Dieselben 

 beriihen auf der Aenderung des elektriscln-n 

 Leitungswiderstandes mit der Temperatur; 

 sie sind als die relativ genauesten Tempera- 

 tunni'l3},'rrate fiir Temperaturen bis hinauf zu 

 600 C anzusehen und daher in diesen Tem- 

 peraturen besonders geeignet zur Fcst- 

 legung der durch gasthermometrische Mcs- 

 -miurn gewonnenen Temperaturskale, zur 

 BestimiiHing von Fixpunkten in dieser 

 Skale und zur Eichung von Normalqueck- 

 silberthermometern.Prazisionsthermoelemen- 

 trn u. dgl. Auch oberhalb 600 C (bis 

 1100 C) sind Widerstandsthermometer 

 vcrwendbar: doch besitzen sie in 

 i ii-biet nach den bisher vorliegenden 

 Erfahrungen eine geringere Genauigkeit. 

 Als Widerstandsmaterial kommt hauptsach- 

 lich chemisch reines Platin (Platinwider- 

 standsthermometer oder Platinther- 

 mometer, Wilhelm Siemens, Calli'ii- 

 dar) in Betracht, fiir welches nach den vor- 

 liru;i'iiden VergleiehungeD mit Gasthenno- 

 meicrn (('allendar, Chappuis und Har- 

 kcr, Holborn, Henning) zwischen 50 

 und f-500 C eine quadratische Beziehnng 



\V, = \V (1 + at + ^t 2 ) 

 zwischen dem zur Temperatur t C gehorigen 

 \\'iili'i<taii(l AV, und der Temperatur t be- 

 st elil. 



Diese Beziehung liiBt sieh (Callendar) 

 noch einfarlin .-niMlriicken, wcnn man eine 

 ,,Platintemperatur" tp einfiihrt, die man bei 

 Xugrundelegung einer gleichmaBigen (linearen) 

 Aenderung des \Viderstandes mit der Temperatur 

 aus den bei 0", 100 und t C beobachteten \Yider- 

 standswcrten W , W 100 und Wt erhielte und 

 die demnach definiert ist durch 



