Thermometrie emschliefilich Fyroinetrie 



1137 



t p = 100 



W, 



W,, 



W 100 - W, 



Es 1st dann 



wobei 6 eine Konstante ist, die fur reinstes Platin 

 etwa den Wert 1,49 hat und in der Regel durch 

 Beobachtung des Widerstandes beim Schwefel- 

 siedepunkt (siehe unter 9) ermittelt wird. 

 Wigo'Wo hat fur reinstes Platin den Wert 

 1,00392. Zwischen W ]lin :W n . <) und i;, /J bestehen 

 folgende Beziehungen: 

 w i 0000 ft 



^ = i + 100* + loooo,-.. a = ^^L 



Urn die Temperatur bis auf 0,001 (' 

 genau zu messen, muB man den Widerstand 

 bis auf 4 Millionstel seines Wertes bei (.' 

 bestimmen. Bei derartigen und auch schon 

 bei etwas geringeren Genauigkeitsanspriichen 

 ist die Anwendung der feinsten Widerstands- 

 meBmethoden erforderlich, so wie die Elimina- 

 tion des Widerstandes der Zuleitungen zum 

 eigentlichen Thermometerwiderstand, die 

 nicht ihrer ganzen Lange nach in die zu 

 messende Temperatur gebracht werden 

 kiinnen. 



Bei der Widerstandsmessung mit Wheat- 

 stonescher Briicke kann letzteres auf zwei 

 Arten geschehen: Entweder man legt in den 

 Briickenzweig, der gegen den Thermometer- 

 widerstand abgegliehen wird, zwei hintereinander 

 geschaltete Driihte, die genau dieselben Dimen- 

 sionen wie die beiden Zuleitungsdrahte des Ther- 

 mometers haben und im Iimern des Thermo- 

 meters in der Weise angebracht werden, daB sie 

 genau dieselbe Erwarmung wie die Zuleitungen 

 erfahren, oder (Fig. 7) man legt den Verzweigungs- 



Bei dieser Methode miissen zu jedeni Eude des 

 Therinometerwiderstandes 2 Zuleitungen fiihren, 

 die aber nicht gegeneinander abgegliehen zu 

 sein brauchen. Zur Vergleiehung der Spannungen 

 dient am besten ein Kompensationsapparat, ins- 

 besondere der thermokraftfreie Apparat nach 

 DieBelhorst, der einen kleinen Widerstand 

 besitzt. Ein fur Prazisionszwecke geeignetes 

 Platmthennometer init 4 Zuleitungen ist in 

 Figur 8 dargestellt. Der Platinwiderstand 



Fig. 7. 



punkt des MeBstromes an das eine Ende 

 des Thermometerwiderstandes, zu dem dann im 

 ganzen 3 Zuleitungen fiihren, von denen zwei 

 genau gleiche Dimensionen haben miissen. Emp- 

 fehlenswerter, als mit Wheatstonescher Briicke 

 zu messen, ist es, den Widerstand da durch zu 



bestimmen, daB man die Spannung an den Enden ist auf ein Glimmerkreuz locker aufgewifkelt, 

 des Thermometerwiderstandes mit der Spannung damit Dehnungen beim ab wechselnden Envarmen 

 an den Enden eines Normalwiderstandes ver- und Abkiihlen vermieden werden. Die Zu- 

 gleicht, der voni selben Strom wie das Thermo- leitungen Z, aui welehe Kapillarrb'hrchen L 

 meter durchflossen wird, so daB sich die Wider- und Glimmerscheiben G zur Verhiiidcning von 

 stiinde zueinander wie die Spannungen verhalten. | Luftstrb'mungen gezogen sind, kiinnen fiir Tem- 

 Handworterbiu-h der Naturwissenschaften. Band IX. 72 



