1138 



einschlieBlich Pyrometrie 



peraturen bis 450 C aus Silbcr, fur tiefere Tern- ' 

 peraturen, in denen Kupfer noch nicht oxydiert, j 

 auch aus Kupfer hergestellt werden. Oberhalb 1 

 450 C sollte auch fiir die Zuleitungen nur Platin 

 venvendet werden. Die Verbindungsstellen der I 

 Platinzuleitungen mit den AnschluBklemmen 

 oder kupfernen AnschluBdrahten (in Fig. 8 bei K) 

 miissen nahe beieinander und gut geschutzt 

 liegen, damit schwankende thermoelektrische 

 Krafte verrnieden werden. Der Kopf des Thermo- 

 meters ist in Figur 8 von einer Wasserkiihlung 

 zum Gebrauch in hb'heren Ternperaturen um- 

 geben. 



Fiir technische Zwecke kann der Wider- 

 stand der Zuleitungen vernachlassigt werden, 

 wenn der Platinwiderstand selbst nicht zu > 

 klein ist (bei den gebrauchlichen Thermo- 

 metern meist zwischen 25 und 100 Ohm). 



Fiir praktische MeBzwecke kann die 

 Wheatstonesche Briicke so eingerichtet werden, 

 daB an dem veranderlichen Zweig desselben, 

 der einreguliert wird, bis das in die Briicke 

 eingeschaltete Galvanometer stromlos ist, eine 

 Skale angebracht wird, an welcher die zu messende 

 Temperatur abgelesen werden kann. Eine andere, 

 z. B. von W. C. Heraeus, Hanau, angewendete 

 Methode fiir praktische MeBzwecke besteht darin, 

 daB in der Wheatstoneschen Briicke auBer dem 

 Thermometerwiderstand alle Widerstande un- 

 verandert bleiben und das in die Briicke einge- 

 schaltete Zeigergalvanometer, das dann nur bei 

 einer bestimmten Temperatur des Thermometers 

 auf einsteht, mit einer in Temperatuigrade 

 empirisch geteilten Skale versehen wird. Bei 

 dieser Methode muB an der Briicke stets ein 

 und dieselbe Spannung liegen, was bei beliebiger 

 Temperatur des Thermorneterwiderstandes da- 

 durch erreicht wird, daB an Stelle des Thermo- 

 meters ein konstanter Widerstand eingeschaltet 

 und ein vor die Stromquelle gelegter Regulier- 

 widerstand veriindert wird, bis das Zeiger- 

 galvanometer auf eine bestimmte Marke einsteht. 

 Die letztere Methode kann leicht registrierend 

 gemacht werden, indem an Stelle des gewohnlichen 

 Zeigergalvanometers ein ,,Registriergalvano- 

 meter" gesetzt wird, bei dem von dem Zeiger 

 auf einem ablaufenden Papierstreifen eine Kurve 

 beschrieben wird. Werden die vorstehendcn 

 Schaltungen dazu benutzt, um die Widerstands- 

 thcrmometer von beliebiger Stelle aus abzulesen 

 (Fernthermometer), so ist darauf zu achtrn, 

 daB der Widerstand der zu dem Thermometer 

 liihic'iiden Leitungen klein genug gegen den 

 Thermometenviderstand ist. 



Eine fiir praktische Zwecke sehr geeignetc 

 Thermometertype ist das Q uarzg las wider - 

 stands) hermometer von W. G. Heraeus, 

 Ilanau, bei dem die Platinwiderstandssjjule 

 in Quarzglas eingeschmolzen ist. Diese 

 Thermometer besitzen zwar nicht die holie 

 Konstanz der Thermometer mit auf Glimmer 

 gewickeltem Platin, haben aber sehr geringe 

 Ti.i-lieit (s. unter 8) und lassen sich bis 

 900 C gut gebrauchen. 



Als Widerstandsmaterial kommt auBcr 

 Platin vielfach Nickel zur Vcrwendung. 

 Dasselbe besitzt eineu hoheren Temperatur- 

 koeffizienten des Widerstandes als Platin; 



dagegen besteht bei ihm keine einfache Be- 

 ziehung zwischen Temperatur und Wider- 

 stand (in der Nahe von 300 C besitzt z. B. 

 die diese Beziehung darstellende Kurve einen 

 Knick), so daB Nickelwiderstandsthermo- 

 meter fiir Prazisionszwecke ganz ungeeignet 

 sind. 



In sehr tiefen Temperatiiren (unterhalb 

 190 C) ist Gold dem Platin vorzuziehen, 

 da es in vollkommenerer Keinheit als Platin 

 zu erhalten ist und daher in der Nahe des 

 absoluten Nullpunktes einfacheren Gesetzi'ii 

 folgt als Platin. Das Verhalten des Wider- 

 standes reiner Metalle in ganz tiefen Tem- 

 peraturen lafit sich in engen Zusammen- 

 hang bringen mit den neuesten Theoiien 

 iiber Elektrizitat und Materie, welche durch 

 die von Planck in die Strahlungstheorie 

 eingefiihrte Quantenhypothese entstandcn 

 und von Einstein, Nernst und anderen 

 weiter gebildet worden sind. 



5. Thermoelemente. Bei denselben 

 wircl als Kennzeichen der Temperatur die 

 elektromotorische Ivraft benutzt, die in 

 einem aus 2 Leitern gebildeten Stromkreis 

 auftritt, wenn die eine der Verbindmr - 

 stellen zwischen den beiden Leitern (meist 



iLotstellen genannt) auf einer anderen 



; Temperatur gehalten wird als die andere 

 (thermoelektrische Kraft oder kurz 

 Thermokraft). Die thermoelektrische 

 Ki'aft wird nicht geandert, wenn in den Lei- 

 tungskreis noch beliebig viele andere Lriicr 

 eingeschaltet werden, sofern nur alle Ver- 

 bindungsstellen derselben ein und dieselbe 

 Temperatur haben. Bestehen die verwni- 



, deten Leiter nicht aus vo'llig homogenem 

 Material, so hiingt die entstehende tliermo- 

 elektrische Kraft nicht nur von der Tem- 

 peratur der Verbindungsstellen, sondern auch 

 von den Temperatiiren der inhomogenen 

 Stellen ab, da an solchen Stellen gewisser- 

 niaBen Verbindungsstellen zwischen ver- 

 schiedenartigen Met alien vorhanden sind. 

 Die inliiimogenen Stellen haben nur dann 

 keinen Einflufi, wenn jede von ihnen sich 

 ihrer ganzen Ausdehnnng nach auf ein und 

 derselben Temperatur befindet. AuBer auf 

 llniiinui'iiitat ist bei der Auswahl der Materi- 

 alien fiir thermoelektrische Thermometer be- 

 sonders auf nicht zu hohen spezifischen Wider - 

 stand und in vielen Fallen auf Biegsamkeit 

 und auf Widerstandsfahigkeit gegen hohe 

 Temperatiiren zu achten, welchen Bedin- 

 gungen die Materialien mit besonders hohen 

 rnierschiedrn in den Thermokrafteii, wie 

 Kntrisenerz, Wismut, Kupferglanz, nicht 

 geniigen, so daB man sich mit verhaltnis- 

 maBig kleinen elektromotorischen Kraften 

 (von der GroBenordnung 10 Mikrovolt pro 



! C) begniigen muB. 



Bei der Temperaturmessung mit Thermo- 

 elementen wird die eine Verbindungsstelle 



