Thermometrie einschliefilich Pyroniftrit- 



1139 



zwischen den beiden Leitern an den Ort 

 der zu messenden Temperatur gebracht; an 

 die beiden anderen Enden der beiden Leiter 

 werden in der Regel Kupferdrahte angesetzt 

 und die Verbindungsstellen mit diesen auf 

 konstanter Temperatur (meist C oder 

 Zimmerteniperatiir) gehalten. Die Kupfer- 

 drahte werden mit dem Instrument zur 

 Messung der Thermokraft verbunden. Als 

 D if f.erentialth ermo elem e nt e bezeich- 

 net man Elements, die aus drei aneinander- 

 gesetzten Stiicken der beiden thermoelek- 

 trisch wirksamen Materialien bestehen. Die 

 Enden des mittleren St licks werden an die 

 Stellen gebracht, deren Temperaturdifferenz 

 gemessen werden soil, wahrend die Enden 

 der beiden andereu, aus gleichem Material 

 bestehenden Stiicke (eventuell unter Ein- 

 fiigung von Kupferdrahten) an das MeB- 

 instrument gelegt werden. 



Mit den Thermoelemeuten kann man die 

 Temperatur an einer wenig ausgedehnten 

 Stelle messen, die beiguterWarmeubertragung 

 nicht viel gro'Ber als die Lotstelle des Thermo- 

 elements zu sein braucht. Wegen der uie vollig 

 zu vermeidenden Inhomogenitaten ist es 

 indessen schwer, mit Thermoelemeuten die- 

 selbe Genauigkeit wie mit Widerstands- 

 thermometern zu erreichen; wenigstens gilt 

 dies in Temperaturen bis etwa 600 C. 



Fiir Temperaturen unter C verwendet man 

 hauptsachlich Kupfer-Konstantan und Eisen- 

 Konstantanelemente. Eisen besitzt eine geringere 

 Warmeleitfahigkeit als Kupfer und kann wegen 

 seiner gro'Beren Festigkeit dtinner als KupiVr 

 gewiihlt werden; beides bewirkt, daB die Lot- 

 stelle bei Eisen-Konstantanelementen leichter die 

 zu messende Temperatur annimmt als bei Kupfer- 

 Konstantanelementen. Dagegen hat Kupfer 

 einen betrachtlich kleincren Widerstand als 

 Eisen, was fiir die Empfindlichkeit der Mefi- 

 anordnung giinstig ist. Die Thermokraft ist bei 

 Eisen-Konstantanelementen etwas groBer als bei 

 Kupferkonstantanelementen. 



Oberhalb C werden haiiptsachlich benutzt: 

 Kupfer -Kpnstantan- und Eisen- Konstanten- 

 elemente in Drahtform bis 500 C, Silber-Kon- 

 stantanelemente in Drahtform bis 650 C, Eisen- 

 Konstantanelemente bestehend aus dickenStiiben 

 oder aus einem Eisenrohr, mit dem an einem 

 Ende ein isoliertdurch dasselbehindurehgezogener 

 Konstantandraht verschweiBt ist, bis 900 C. [ 

 Elemente von ahnlicher Form wie die letzteren. 

 jedoch aus Kupfer und Konstantan (Kupferrohr- 

 elemente von Siemens und Halske) werden bis 

 500 C benutzt. 



Fiir hohere Temperaturen komrnen haupt- 

 sachlich Thermoelemente aus Edelnietallen in 

 Betracht und zwar bis 1600" C die Le Chatelier- 

 schen Elemente aus Platin- und Platmrhodium 

 (mit 10% Rhodiumgehalt), oberhalb 1600 bis 

 etwa 2000 C Elemente aus Iridiurn und Iridium- 

 Rhutenium (von W. C. Heraeus in Hanau). 

 Die Le Chatelierschen Elemente werden meist 

 aus Driihten von 0,5 bis 0,6 mm Stiirke hergestellt, 

 die fiir technisclie Zwecke in Montierungen aus 

 Porzellanrohren mit Eisenmantel oder in Mon- 



tierungen aus Quarzrohren verwendet werden. 

 Fiir wissenschaftliche Zwecke werden oft auch 

 diinnere Driihte verwendet. 



Die Eichung der Thermoelemente erfolgt in 

 der Reichsanstalt bei geringeren Genauigkeits- 

 anspriichen durch Vergleichung mit Normal- 

 elementen der Reichsanstalt, bei hoheren An- 

 spriichen durch Messungen an Schmelzpunkten 

 (siehe unter 9) oder in niederen Temperaturen 

 durch Vergleichung mit Platimviderstands- 

 thermometern. 



Fiir die Le Chatelierschen Elemente bestcht 

 im Gebiet 300 bis 1100 C zwischen Thermokraft 

 e und Temperatur t C erne quadratische Be- 

 ziehung e = a + bt + ct 2 , so daB zur Eichung 

 in diesem Interval! 3 Schmelzpunktsbestim- 

 mungen (von Cadmium, Antimon und (iold oder 

 Kupfer) genugen. Um die Thermokraft der 

 Le Chatelierschen Elemente im Gebiet 300 

 bis 1550 C (Palladiumschmelzpunkt) rich tig dar- 

 zustellen, ist nach den neuesten gasthermo- 

 metrischen Messungen von Day u. Sosman eine 

 Formel dritten Grades e = a + bt + ct 2 + dt s 

 notwendig. 



Bin Mangel der Elemente aus Edelmetallen 

 ist es, daB die Drahte, insbesondere der nicht 

 legierte Draht, durch die Zerstaubung der 

 Edelmetalle, die oberhalb 1000 C auftritt, 

 inhomogen werden: Es lagert sich z. B. auf dem 

 Platinschenkel Rhodium aus dem Platin-Rhodiura 

 Schenkel ab und diffundiert wohl auch ins Innerc. 

 Dadurch tritt nicht nur eine Aenderung der 

 Thermokraft ein, sondern, was schlimmer ist, 

 auch eine Abhangigkeit derselben von der 

 Temperaturverteilung liings der Drahte (,, Ab- 

 hangigkeit von der Eintauchtiefe"). Einrii 

 8chutz gegen die Verunreinigung der Drahte 

 bieten Kapillaren aus Quarzglas, die indessen 

 oberhalb 1000 C nur eine sehr begrenzte Lebens- 

 dauer besitzen. Aufier durch Staubung der 

 Metalle werden die Le Chatelierschen Elemente. 

 auch durch Ofengase leicht verunreinigt. 



In auBerdeutschen Landern werden auch 

 oberhalb 900 C Elemente aus unedlen Metallen, 

 insbesondere aus Stahl und Chromnickellegie- 

 rungen benutzt. Dieselben sind bedeutend 

 billiger als Le Cha teliersche Elemente und 

 diirften den Mangel der Aenderung durch Zer- 

 staubung nicht besitzen; dagegen besitzen sie 

 geringe Haltbarkeit imd geringere Homogenitiit 

 des Materials als Le Chateliersche Elemente. 



Bei Prazisionsmessungen wird die Ther- 

 mokraft durch Kompensation gemessen, 

 d. Ii. dadurch, daB man die Spannung be- 

 stiiiimt, welelie an die Enden des Elementes 

 gelegt werden muB, damit in dem ent- 

 stehenden Stromkreis kein Strom flieBt. 

 Hierzu client entweder einer der gebraudi- 

 lichen Kompensationsapparate in Verbin- 

 dung mit einem Spiegelgalvanometer oder 

 die speziell fiir Thermoelemente und nach 

 einem anderen Prinzip als die gewohnlichen 

 Kompensationsapparate angeordnete Lin- 

 decksche Kompensationsschaltu ng. 



Bei geringeren Genauigkeitsansprticnen, 

 insbesondere fur teclmische Zwecke, geniigt 

 es, zur Messung der Thermokraft ein Zeiger- 

 galvanometer zu benutzen, dessen Widi-r- 



72* 



