Thermometrie einschlioBlich Pyrometrio 



1143 



Weiteres iiber die Methoden der Strah- 

 limgsmessung, z. B. iiber die Bestimmung 

 drr fiir die Temperaturmessung iiberaus 

 wichtigen Exponentialkonstanten c des 

 Wien-Planckschen Strahlungsgesetzes siehe 

 im Artikel ,,Strahlungsmessung". 



7. Verschiedene TemperaturmeBgerate. 

 Ueber andere, im vorhergehenden nicht be- 

 handelte Methoden der Temperaturmessung 

 mag Folgendes Erwahnung finden: 



Das Stocksche Dampfdruckther- 

 mometer beruht darauf, daB iiber jecler, 

 in einem abgeschlossenen Raum bel'indlichen 

 Fliissigkeit bei einer bestimmten Temperatur 

 ein bestimmter Dampfdruck vorhanden ist. 

 Wen n also fiir eine Substanz einmal der 

 Zusammenhang zwischen Temperatur und 

 Dampfspannung bestimmt ist, so kann aus 

 der letzteren, die sich z. B. mit einem Queck- 

 silbermanometer messen laBt, die Temperatur 

 berechnet werden. Die Dampfdruckthermo- 

 ineter sind besonclers fiir sehr tiefe Tempe- 

 raturen , wo kondensierte Gase wie Sauer- 

 stoff und W r asserstoff verwendet werden, ge- 

 eignet. Sie konnen dort an Stelle der Wider- 

 standsthermometer benutzt werden. 



Die Metallthermometer beruhen meist 

 auf der Verschiedenheit der Warmeausdeh- 

 iiiing zweier Metalle, durch die eine Ver- 

 anderung der Kritmmung zweier an den 

 Langsseiten miteinander verloteter Metall- 

 stiibe, Metallspiralen oder dgl. hervorge- 

 rut'en wird. Die so bei Temperaturande- 

 rungen entstehende Bewegung wird durch 

 Hebeliibersetzung oder dgl. in vergroBertem 

 MaBstabe auf einen Zeiger iibertragen, an 

 dem die Temperatur naeh vorhergehender 

 empirischer Eichung abgelesen werden kann. 

 Die Metallthermometer finden besonders 

 bei Thermographen Verwendung, bei 

 denen der schreibfederartig ausgebildete 

 Zeiger meist mit einem kleinen Behalter fiir 

 Farbfliissigkeit versehen ist und auf einer 

 sich umdrehenden Papierrolle die Tempera- 

 tur registriert. 



Die Seegerkegel sind kleino Pyramiden, 

 die aus einer Reihe verschiedener kera- 

 mischer Materialien in der Weise zusammen- 

 gesetzt sind, daB sie bei einer bestimmten 

 Temperatur erweichen und dadurch um- 

 sinken. Sie werden von der Kgl. Porzellan- 

 manufaktur in Berlin angefertigt fiir Tem- 

 peraturen von 600 bis etwa 2000 C, wobei 

 die Erweichungstemperaturen zweier auf- 

 emanderfolgender Kegel sich im Mittel um 

 etwa 20 C unterscheiclen. Die Seegerkegel 

 finden in keramischen Oefen Verwendung, 

 wo sie vor anderen Pyrometern den Vorzug 

 haben, daB die Nebenumstande, z. B. die 

 Si-hnelligkeit der Erhitzung und die Ofen- 

 gase auf sie aniiiihernd in derselben Weise 

 cinwirken wie auf das zu brennende Gut. 



Der Moment des Umsinkens wird durch ein 

 im Ofen angebrachtes Schauloch beobachtet. 



Bei den kalorimetrischen Thermo- 

 meter n wird auf die Temperatur aus der 

 Warmemenge geschlossen, die ein an den 

 Ort der zu messenden Temperatur gebrachter 

 Probekorper (meist aus Metall) aufnimmt. 

 Sie finden noch bisweilen in der Tei-hnik 

 Anwendung. 



8. Tragheit der Thermometer. Bis 

 ein Thermometer die Temperatur der Um- 

 gebung oder bei Strahlungspyrometern die 

 Temperatur des strahlenden Korpers anzeigt, 

 vergeht eine gewisse Zeit, die von der Masse, 

 spezifischen Warme und Warmeleitfahigkeit 

 der thermometrischen Materialien und des 

 umgebenden Mediums sowie von dem Be- 

 wegungszustand des letzteren abhangt. 



Setzt man den Zustand des umgebenden 



Mediums als stets gleich voraus, so laBt sich 



die Temperaturanzeige T des Thermometers 



in Abhangigkeit von der Zeit t darstellen 



r 



durch T = T . e k , wobei e die Basis der 

 naturlichen Logarithmen, T die Anfangs- 

 temperatur zur Zeit t = und k die ,,Trag- 

 heitskonstante" des Thermometers ist. 



Die letztere kann auf versehiedene Weise 

 bestimmt werden, /. B. indem man die Zeit 

 beobachtet, die vergeht, bis das plutzlich in 

 eine Umgebung vor der Temperatur T t ge- 

 brachte Thermometer von der Temperatur T 



die Temperatur T 



angenommen hat. 



Die Temperatur der Umgebung erreicht das 

 Thermometer der obigen Formel entsprechend 

 erst nach unendlich lunger Zeit. Wie lange es 

 dauert, bis die Temperatur praktisrh genau 

 genug (z. B. bis auf 0,001 C) angenommen ist, 

 liifit sirh aus der Formel berechnen. 



Ein und dasselbe Thermometer besitzt 

 um so geringere Tragheit, je kraftiger das 

 uingebende Medium bewi-gt wird. In Luft, 

 wo die Tragheit der Qiiecksilberthermometer 

 verhaltnismaBig groB ist, kann man z. B. 

 durch Schleudern des Thermometers eine 

 schnellere Einstellung desselben bewh'keu, 

 oder in vollkommener Weise dadurch, daB 

 man wie bei den Assmannschen Aspira- 

 tions thermometer n durch ein das Ther- 

 mometer umgebendes Rohr einen starken 

 Luftstrom treibt. Durch eine derartige 

 Bewegung der Luft kann man sogar den 

 EinfluB der Sonnenstrahlung unterdriicken, 

 die sonst die Anzeige des Thermometers, 

 das die zugestrahlte Warme nicht schnell 

 genug an die Umgebung abgibt, wesentlich 

 erhiihen kann. 



9. Fixpunkte und Thermostaten. Als 

 Punkte, bei denen die Temperatur einen 

 konstanten, bekannten Wert hat (Fixpunkte) 

 dienen bei der Eichung von Temperatur- 

 meBinstrumenten Schmelz- und Erstarrungs- 

 punkte, Siedepunkte und Umwandlungs- 



