Thennometrie einschlieBlich Pvronietrie 



1145 



Im einzelnen mag zu den Fixpunkten noch 

 Folgendes beinerkt werden: Die kondensierten 

 Gase unterhalb C und der Kohlensaureschnee 

 kommen zur Venninderung der iiulieren Warme- 

 zufnhr in Dewarschen GefiiBen zur Ver- 

 \vendung, d. h. doppelwandigen evakuierten 

 GlasgefiiBen, deren nach dem Vakuura zu ge- 

 richtete < iberflaYhen wenn moglich noch ganz 

 oder zum Teil versilbert werden. 



Fiir den Eisschmelzpuiik t \vinl am besten 

 eeschabtes Eis, mit destilliertem \Yasser ver- 

 mengt, verwendet. 



Bei den Wassersiedeappara ten ist der 

 eigentliche Dampfraum von einem hohlen Mantel 

 umgeben, durch den ebenfalls Dainpf striimt. Die 

 zu priifenden Instruinente diirfen nie in das 

 \Vasser, sondern stets nur in den Dampf ein- 

 getaucht werden. Um eine Ueberhitzung des 

 Dampfes im Dampfraum zii vermeiden, laBt 

 man den Dampf am besten erst durcli den 

 Dampfmantel und dann in den Dampfraum 

 striimen oder leitet ihn zunachst durch Wasser, 

 das nicht direkt beheizt ist, oder erzeugt ihn in 

 einem besonderen Kessel. her Ueberdnick im 

 Innern des Dampfraumes gegeniiber dem atmo- 

 sphiirischen Druck wird an einem \Vassermano- 

 meter abgelesen. Um sehr groBe Konstnnz zu 

 erzielen, mu8 man den Wasserkessel mit einem 

 Oelbad oder auf elektrischem Wege heizen. 



A'aphtlr.ilin, Benzo- 

 |ihrnon mid Schwefel wer- 

 den in etwa 5 cm weiten 

 und 50 cm langen Glas- 

 ic iln en a us Jenaer Glas 

 59 Hi zum Sieden ge- 

 bracht. Die Beheizung, 

 die sich nur auf den 

 mit Fliissigkeit gefiillten 

 Teil des Rohrs erstrecken 

 dart, erfolgt mit lias 

 (Fig. 11) oder auf elek- 

 trischem Wege. Der 

 obere Teil des Glasrohres 

 muB mit. einer Packung 

 a us Asbest gegen zu 

 starke Warmeabgabe ge- 

 schiitzt, und das ein- 

 tauchende Thermometer 

 durch eine Schutzhiille 

 a us ausgegliihter Asbest- 

 pappe oder aus Eisen- 

 blech gegen Ausstrah- 

 lung geschiitzt werden. 

 Miiheres siehe bei MeiB- 

 ner ,,Zur Konstanz des 



Srhwefelsiedepunkts". 

 Um Springen der Rolire 



zu verhiiten, muB man dieselben vor dem Er- 

 starren des Schwefels usw. stark neigen oder 

 noch besser die Substanz vor dem Erstarren 

 ausgieBen. 



Fiir die Schmelzpunktsbestimmungen werden 

 elektrische Schmelzofen (Fig. 12) benutzt. Als 

 Heizwiderstand dient eine Spirale aus Platin- 

 band von etwa 0,01 mm Dicke, die auf einen 

 HohlzylLnder aus Porzellan oder besser Mar- 

 quardtscher Masse gewickelt und mit etwas 

 feuchter Masse an einigen Stellen angeheftet ist, 

 (bis etwa 1200" (.' brauc-libar) oder eine hohl- 

 zylinderformige etwas diekere 1'latinfolie, die 

 bis etwa 1600 C verwendbar ist. falls sie auf die 



Innenflache des Hohlzylinders aus Marquardt- 

 scher Masse gelegt wird. In letzterem Fall ist 

 fur gute Stromverteilung durch dicke ringfiirmige 

 Elektroden zu sorgen. Fiir noch hb'here Tern- 

 peraturen kommen Folien und Rohre aus Plat in 



Rhodium, Indium, Wolfram, Kohle zur Yer- 

 wendung, wobei darauf zu achten ist, da 6 durch 

 die Zerstaubung der Metalle und durch Kolilen- 

 oxydgas usw. nicht eine Verunreinigung der zu 

 schmi'l/.enclen Substanz eintritt. Als Material 

 fiir die Schmelztiegel dient Porzellan, Mar- 

 quardtsche Masse, Magnesia, Kohle (fiir Suli- 

 stanzen, die reduzierende Atmosphare braiu-hrni, 

 Platin (fiir Salze). Besonders empfehlen 

 ist Marquardtsche Masse, die bei geniigend 

 starkwandigen Tiegeln bis etwa 1600 C branch- 

 bar ist und an der die Schmelzmetalle nicht 

 haften, so daB ein- und derselbe Tiegel wiederliolt 

 benutzt werden kann. 



Fiir Schmelzpunktsbestimmungen nach der 

 Drahtmethode konnen (Jefen mit horizontal 

 liegenden Rohren, z. B. schwarze Kiirper (siehe 

 weiter unten) benutzt werden. 



Um Thermometer bei Teinperaturen, die 

 zwischen den Fixpunkten liegen, mitcin- 

 ander vergleichen zu konnen, sincl Biicler 

 konstanter Tcmperatur (Thermpstaten) 

 erforderlich. Am vorteilhaftesten siud Ther- 

 nnistaten, die mit Fliissigkeiten beschickt 



