L268 



Tourenzahhnessor 



Tonrenzahlmesser. 



1. Tourenzahlmessung (lurch Abzahlen. 2. 

 Summierende Tourenzahler. 3. Integrierende 

 Tourenzahier. 4. Freqnenzmesser. 5. Schliip- 

 fungsmesser. 



1. Tourenzahlmessung durch Abzahlen. 

 Die Teehnik versteht unter cler Touren- 

 zahl n einer Maschine oder einer Welle die 

 Anzahl der Umdrehungen in einer Minute. 

 Zur Messung dieser Zalil geniigt unter Um- 

 standen das einfaehe Abzahlen der Um- 

 drehungen unter gleichzeitiger Beobachtung 

 einer einfachen Tasehcnuhr oder Stopjiuhr. 

 Die einzelnen Umdrehungen lassen sich 

 deiitlieh inachen: t'iir das Auge durch eine 

 sichtbare Marke auf der Welle (z. B. Kreide- 

 strich), fiir das Ohr durch ein bei jeder 

 Wellenumdrehung auftretendes Gerausch, 

 i'iir den Tastsinn durch Anbringuiig einer 

 liihlbaren Erhohung auf der Welle. Bei 

 hohen Tourenzahlen ziihlt man Touren- 

 gruppcn, d. li. mehrere Marken auf eine 

 Zahl. Bei selir hohen Tourenzahlen kann 

 man sich durch Benutzung einer endlosen 

 Schnur licll'en, die von der zu zahlenden Welle 

 angetrieben und durcli cine Hilt'srolle in 

 Spanning gehalten wird. Ein Knoten in 

 der endlosen Schnur, wclche man lose 

 durch zwei Finger gleiten laBt, dient t'iir den 

 Tastsinn als Beobachtungsmarke. 1st 1 die 

 Schnurlange und d der wirksame Wellen- 

 diirclimesser an der Schnurauflage, so ist 



, die An/.alil der Wellenumdrehungen 



zwisehen zwei Knotendurchgangen. Ge- 

 gebenenfalls kann also auch ein von der Welle 

 ablaui'ender Riemen zur Aiis/iihlung benutzt 

 werclen und das Aut'schlagen des Riemen- 

 schlosses als akustische Marke dienen. 



2. Summierende Tourenzahler. Zur 

 objektiven Messung von Tourenzahlen 

 verwendet man besondere Tourenzahler 

 nnd zwar summierende oder inte- 

 grierende. Wahrend die erstere Art die 

 einzelnen Umdrehungen simmiiert und je 

 eine Zeitbestimmung zu Heginn und Ende 

 der Summation sowie cine anseldieBende 

 Berechnung notwendig macht, iiite.iirieren 

 die Zahier zweiter Art den Momentanwert 

 der Umdrehungsgeschwindigkeit innerhalb 

 der Grenzen t = und t = 1 Minute und 

 geben soinit direkl die Tourenzalil an. 



Als Summations-Tourenzahler kann man 

 jedes beliebige Zahlwerk benutzen. \vrnn es 

 nur in irgend einer Weise mit der zu zahlrmlru 

 Welle gekuppelt werden kann. Gewohidich 

 endet die Antriebswelle des Zahlwerkes in 

 eine drcikanlige Spitze, welche bei der 

 Kenulziing des Zahlwerkes in den Korner der 

 zu inessenileii Welle eingedriickt wird und die 

 Wellendrehung auf das Ziihlwerk ubertragt. 



Eine verbreitete /ahlwerk-Anordnnng ist 



folt, r ende. Man setzt mit einem von der zu 

 zahlenden Welle angetriebenen Trieb T 

 (Fig. 1) zwei Zahnrader A und B mit den 

 Zahnezahlen z nnd z -f- 1 in Eingriff. 

 Das ist bei groBeren Werteu von z mit 

 Riicksicht auf die burner vorhandene Zahn- 

 luft gut durchfuhrbar. Hat das Trieb T 



a n 



a Zahne, so macht Rad A , Rad B - 



z z + 1 



Umdrehungen auf eine Triebumdrehung. 



Die relative Drehung beider Rader zueinander 



ist dann -- 



Versieht 



man A mit einer Kreisteihmg, B mit einem 

 auf letzterer laut'enden Zeiger Z, so durch- 

 lauft dieser die ganze Kreisteilung nach 

 z(z + 1) 



Umdrehungen des Triebes T bezw. 

 a 



der zu messenden Welle. Fiir a = 20 und 

 z = 100 Zahne ert'olgt z. B. eine voile 



Zeigerumdrehung in = 505 Um- 



ijU 



drehiiiigen. Dieses fiir manchc Zahlungen 

 geringe Zahlbereich kann sofort stark ver- 

 groBert werden, wenn man den Stirnrad- 



KJD- 1 



J- tt.. J_. 



Fig. 3. 



eingriff in Figur 1 durch einen Schneckenrad- 

 eingriff (Fig. 2) ersetzt. Dann wirkt die 

 Schnecke wie ein einzahniges Trieb. Sind 

 die Zahnezahlen von A und B auch hier 

 wieder 100 und 101, so entspricht eine voile 

 Umdreliung des Zrigers z l relativ zur Teilnn.n 



auf A Umdrehungen. Bringt man auBer 



dem Zeiger Z ; t'iir die Kreisteilung auf A 

 noch eine zweite Kreisteilung in 100 Teilen 

 an, so gestattet der Zeiger Z 2 noch, die Um- 

 ii 1 his 100 abzulesen. 



Fiir noch gruBere Zahlbereiche dienen 

 Ziililwerke mit sogenannter Einzahn- 

 ubertragung. 1st die zu zahlende Welle mit 

 der Achse I in Figur 3 gekuppelt und greift 

 der eine Zahn 1 in ein Zahnrad A mit lOZiihnen, 

 so wird sich die Achse II nach jeder Um- 



drehung von I inn ... Umgang drchen, 

 Achse III bei gleicher Anordnung des Ein- 



