Tourenzahlmesser -- Tournefort 



1271 



kurze Messungen kann man sich fenier 

 einer schreibenden Stimmgabel bedienen, 

 wdche ihre Schwingungen auf eine mit cler 

 Maschine rotierende beruBte Trommel oder 

 Scheibe schreibt. Da die Schwiiigungszahl 

 der Stimmgabel geiiau ermittelt werden kann, 

 lassen sich aus den von ihr aufgeschriebenen 

 sinusartigen Wellen ohne Uhr sehr genaue 

 Momentanwerte der Umdrehungszahl fest- 

 stellen. Auch stroboskopische Methoden 

 haben fur die Tourenzahlmessung ausge- 

 dehnte Verweudung gefunden. 



4. Frequenzmesser. In engem Zu- 

 sammenhang mit der Tourenzahlung 

 steht die Bestimmung der Wechsel- 

 z.ihl bezw. Frequenz von Wechselstrom- 

 maschinen. Beruht doch die einfachste 

 Form der Frequenzmessung auf der Fest- 

 stelluug der sek und lie hen Umdrehungszahl 



-- und der Wechselpolzahl 2 p der Dynamo ; 

 dann gibt z = 2 p .. die Wechselzahl, 



u = ,', die Frequenz. 



Fur spezielle Frequenzmesser sind 

 vor allem diejenigen Tourenzahlmethoden 

 geeignet, welche auf der elektrischen Er- 

 regung mechanischer Resonanz beruhen. 

 So hat Stb'ekhardt eine elektrisch erregtc 

 Stimmgabel benutzt, deren Schwingungszahl 

 durch Verschiebung von Gabelgewichten 

 meBbar geandert werden kann. Sendet man 

 durch die zwischen die Gabelzinken einge- 

 baute Erregerspule den zu zahlenden Wechsel- 

 strom, so erhalt die Stimmgabel bei ge- 

 eigneter Stellung der Gabelgewichte ein 

 Schwingungsmaximum, wenn die Wechsel- 

 zahl gleich der Gabelschwingungszahl oder 

 ein gauzes Vielf aches derselben ist. Um grobe 

 Fehler bei clieser Anordnung zu vermeideu, 

 mufi man die Wechselzahl annahernd bereits 

 kenneii. Sicherer arbeitet der Wechsel- 

 zeiger von Hartmann u. Braun. Dieser 

 benutzt einen Satz abgestufter Stahlzungen, 

 welche als Anker vor einer Wechselstrom- 

 spule schwingen. Die Zungeu sind mit ihrer 

 Schwingungszahl bezeiclmet; die Schwin- 

 gungszahl der am starksten schwingenden 

 Zunge stimmt mit der Wechselzahl iiberein. 



5. Schliipfungsmesser. Gleichl'alls auf 

 dem Prinzip der Tourenzahlung beruhen 

 die Schliipfungsmessungen bei Asyn- 

 chronmotoren. Hat das in dem ring- 

 formigen, feststehenden Stander kreisende 

 Drehfeld eine sekundliche Umdrehungs- 

 zahl iij, der Laufer bezw. n.,, dann nennt 

 man n, n., die Schlupfung des Motors. 

 Da die direkte Tourenzahlung hierbei minder 

 genaue Resultate gibt, weil die Schlupfung 

 in der Regel nur wenige Prozent der primaren 

 Tourenzahl ausmacht, so wendet man andere 



Spezialmethoden an. So laBt sich der 

 Wechselzeiger von Hartmann und Braun 

 verwenden, wenn man zu beiden Seiten der 

 Stahlzungenreihe je einen verschiebbaren 

 Wechselstrommagneten anordnet. Der eine 

 Magnet ist nach Voltmeterart an die Stander- 

 wickelung angeschlossen, der andere an 

 einen Gleichstromkreis, welcher von einer 

 besonders gebauteu, auf der Lauferachse 

 befestigten Kommutatortrommel abge- 

 nommen wird. Die Wechselzahl sowie 

 die Zahl cler Gleichstromimpulse wird dann 

 durch Resonanz cler Stahlzungen festgestellt. 

 Zinn gleichen Zweck der Schlupfungsmessung 

 hat B e n i s c h k e eine stroboskopisclie, K ii h n s 

 eine auf optischen Schwebungen einer Gliih- 

 lampe beruheude Anordnung ausgearbeitet. 



Literatur. A. ll rambe-rg , Ti-i-lniisrlif iMcssmifjen 

 hef flfaschinenuntersuchungen tnnl iin. Bctriebc, 

 .'. Aiifl. Berlin, in in. Handbueh <l<-r E/ektro- 

 tcchrtik, lifi-inixyctii'bi'n run C. Hciitk.c, II lid., 

 IV. Abt. Leipzig 1908. -- J.-G. Car Her, 

 Mithodes et appareils <lc mi'Sitn- <ln trm/ir, il<-x 

 distances, ili-x rit< xxrs et dcs accel<-ni/i<i>ix, 2 Bde. 

 I'-n-is 1005. 



I\ 



Tournefort 



Joseph Pitton de. 



Geboren am 5. Juni 1656 in Aix en Provence. 

 Urspriinglich dem geistliclien Stande bestimmt, 

 widmete er sich friihzeitig den Naturwissen- 

 schaften, besonders der Bntanik, die ihn zu zalil- 

 reichen Reisen veranlaBte. Von 1679 bis 1681 

 studierte er in Montpellier, bcreiste darauf 

 Catalonieu und wurde 1683 als Professor an den 

 Jardin du Roi nach Paris berufen, wo er zahl- 

 reiche Scliiiler um sich versammelte. 1688 begab 

 cr sich wilder auf Reisen und besuclite Spanien, 

 Portugal, England und Holland. 1691 wurde er 

 Mitglied der Akademie der Wissenschaften, auf 

 deren VorscHag ihn Ludwig XIV. bald darauf 

 mit piner Reise nach der Levante beauftragte, 

 1700 brach er auf, besuchte Kreta, die agaiscnen 

 Inseln, Kleinasien, Armenien und Georgien 

 und kehrte mit reichen Sammlungen nach 

 2 Jahren nach Paris zuriick. Dort wurde er 

 bald darauf zum Professor der Medizin am 

 College de France ernannt und starb ebendort 

 am 28. November 1708 an den Folgen eines 

 Unfalles. Das von ihm aufgestellte Pflanzen- 

 system ist lange herrschend gewesen, obwohl es 

 noch ganz kiinstlich war und sich wie das von 

 Rivinus auf die iiuBere Form der Blumenkrone 

 grundete. Einen Fortschrittstpllen seine Diagnosen 

 der Gattungen dar, wiihrend er die Arten ver- 

 nachlassigte. Die zugrunde liegenden Anschau- 

 ungen vom Bau und Bedeutung der Bliiten- und 

 Fruchtteile bedeuten gegeniibcrseinen Vorgangern 

 und Zeitgenossen einen erhebliehen Riickscliritt. 

 Dagegen vermehrtc er die Zahl der damals be- 

 kannten Pflanzen sehr crheblich und gab treff- 

 liche Abbildungen von ihnen. Genannt seien 

 die ,, Elements de botanique" (Paris 1694, 



