1280 



Transformatoren 



setzunggverhaltnis ist merin^c Streunng, 

 aber groBerer Leerlaufstrom), uiul ,,Strom- 

 wandler' 1 , die fiir moglichst genaues Ver- 

 haltnis der Strome berechnet sincl (ge- 

 ringer Leerlaufstrom, abergroBere Streuung). 

 Bei stcarkeren Stronien ueniigt eine einzi^e 

 Primarwindung ; die Leitung, in der der 

 Strom gemessen word en soil, wird dann ein- 

 fach durch den Eisenkreis de< Transforma- 

 tors durchgesteckt, wie es Fi^. 18 zeigt. 

 Yielfach wird bei sole-hen Transformatoren 

 der Eisenkreis aufklappbar eingerichtet; 

 man kann so den Strom in einer im 

 Betrieb befindlichen Leitung messen, ohno 

 sie zu unterbreehen. MeCtransformatoren 

 Eteben auch Phase und Kurvenform der zu 

 messenden Spannungen oder Strome genau 

 wieder, und koniien deshalb auch zu watt- 

 metrischen und oszillographischeu Messungen 

 verwendet werden : sie werden heute als 

 Prazisionsinstrumente gebaut mit einer In- 

 konstanz von iiur wenigen Promillen im 

 Uebersetzungsverhaltnis und einem Phasen- 

 i'ehler von nicht mehr als 10 Bogenminuten. 



MeBtransforinatoren sind nur bei ,,reinen" 

 Wechselspannungen und Stronien braiichbar; 

 die geringste Gleiehstroinkomponente kann 

 wegen der durch sie hervorgerufenen ma- 

 gnetischen Siittigung zu erheblichen Fehlern 

 AnlaB geben (Zenneck). 



2d) Induktoren und Rrsoiianz- 

 i nd uk t ore n. Mit dein Nameii Induk- 

 toren bezeichnet man Transformatoren 

 mit offenem magnetischem Kreis (Fig. 

 la und Ib). wie sie vorzugsweise zur 

 Erzeiigung von hochgespanntem Weehsel- 

 strom aus unterbrochenem (ileichstrom ver- 

 wendet werden und iiiiten (s. Abschnitt 3) 

 ausfiihrlich besprochen sind. Solche In- 

 duktoren werden vielfach auch mit tech- 

 iiischeni Wechsclsiroin betriebon : sie be- 

 sitzen, weim cs sich uin die Erzeugung von 

 Fuiiken oder Betrieb von Rcintgenrohren 

 handelt, dem eisengeschlossenen Transfor- 

 niator gegenuber zwei Vorteile: crstcns \<i 

 der durch die starke Streuung bcdin^tc groBe 

 Spannungsabfall bei Stromentnahme liier 

 giinstig und sogar ncitwendig, weil ciliuc 

 ih n nach dem Einsetzen des Strome- durch 

 die leitend gewordene Funkeiibahn oder 

 Rdntgenrdhre sofort ein starker Si rum 

 I'lieBen wiirde, der den Funken in cincn 

 Lichtbogen vorwandeln bezw. die Rontu'en- 

 nihre zerstoren wiirde, und zweitons wird 

 beim Funken haut'ig, bei der RSntgenrohre 

 stets - der Sckiindarstroiii nur in einer 

 Kichtuni; durchgelasseii; die so hervopj'e- 

 rufene starke Gleichstromkomponente in 

 iler Sekundarspule bewirkt, da sie nicln, 

 \\ ie ein Wechselstroni, durch einen auto- 

 matisch auftretenden znsiitzlichen 1'rimar- 

 strom kompensiert wird, bei geschlossenem 



magnetisehem Kreise eine sehr starke Siitti- 

 gung des Eisens, welche die Wirkuiii; des 

 Transformators erheblicli herabsetzt. 



Den ersten Vorteil, Vermeidiing von 

 Lichtbogenbildung, besitzt, wenn es sich 

 inn die Erzeugung von Kondensatorfunken 

 handelt, in noch hbherem Matie die Re- 

 son an zsc halt ung des Transformators, 

 welche in Fig. 19 schematiscli dargestellt 





Fig. 1!). 



ist. Ihr Wesen besteht clarin, daB vor dii- 

 Primiirseite des Transformators, an dc-M'ii 

 Sekundarseite der aufzuladende Konden- 

 sator (.' parallel mit der Funkenstrecke F 

 geschaltet ist, eine veranderliche Selbst- 

 induktion L geschaltet wird. Die Wirkungs- 

 weise dieser Anordnung beruht daraiit', daB 

 ein Transformator. der sekundar mit einer 

 Kapazitat belastet ist, wegen der Gleichheit 

 von primarer und sekundarer Phasenver- 

 sc'hiebung sich ])rimar selbst wie ein Konden- 

 sator verhalten inuB; den aus diesem aqui- 

 valenten Kondensator und der Selbst- 

 induktion L bestehenden schwingungsfahigen 

 Kreis stimmt man nun durch Verandern 

 von L auf Resonanz (vgl. den Artikel 

 ,,Wechselstrome") mit der Periode der 

 primaren Spannung E ab, und erhalt 

 so eine vielmals hohere Sekundarspannung, 

 was allein schon ein erheblicher Vnrteil 

 gegenuber der gewohnlichen Schaltung ist. 

 Der Hauptvorteil der Resonanzsehaltuug Iw- 

 ruht aber, wie gesagt, auf der Vermeiduiii; 

 der Lichtbogenbildung. Denn genau so- wie 

 ein in ,, Resonanz", d. h. im Rhythnius seiner 

 Eigenschwingiingszalil angestoBenes Pendel 

 erst nach einer betrachtlichen Anzahl von 

 Sc.hwiiiL'un^en seine voile Amplitude er- 

 roicht. so tritt auch hior die voile Sekundai- 

 spauuuiif; erst nach Ablaut mehrerer Peri- 

 oden des Wechselstromes auf; naeluloiu 

 also durch Uebergang eines Funkens bei F 

 der Kiindensator C entladen ist, bleibt die 

 Spannung von F zunachst, bis sie sich 

 wieder ..hochgeschaukelt" hat, eine Zeitlaiii; 

 sehr klein, so daB ein Lichtbogen sich nicht 

 bilden kann. 



liei Yerwemlung eines Transformatur> 

 mit offenem Eisenkreis, dessen groBe Streu- 

 ung ja wie eine vorgeschaltete Selbstinduk- 

 iinn \virkl, kann die Selbstinduktionsspulc 

 I, \\cu;fallc]i und die Abstimmung auf Re- 

 sonanz (lurch Veranderung von C bewirkt 

 werden; oder man stimmt ab durch Yer- 

 anderung der Streuung des Transformators, 



