Ultraviolet! 



127 



liegt, steht deshalb meist sehr schiet' gegrn 

 die Achse der Objektivlinse des photo- 

 graphischen Apparates. Da Quarz in seiner 

 kristallinischen Form Doppelbrechung zcigi, 

 miissen fiir die Linsen und die Prismen 

 die Strahlenwege in die Richtung der opti- 

 schen Achse fallen. AuBerdem wird wegrn 

 der Drehung der Polarisatipnsebene im Quarz 

 meist das Prisma aus einem rechts- nnd 

 einem linksdrehenden Teile zusammen- 

 gesetzt. Achromatische Apparate sind da- 

 durch hergestellt worden, daB man Quarz- 

 FluBspatlinsen konstruierte. FluBspatprismen 

 nnd FlnBspatlinsen werclen wegen ihrer 

 Kostbarkeit nnr vereinzelt verwendet. Audi 

 ist die Dispersion sehr klein. Prismen ans 

 Steinsalz nnd Achromate ans Quarz- Stein- 

 salz sind ebenfalls benntzt worden. Sie 

 haben den Vorteil sehr groBer Dispersion, 

 aber den Nachteil geringer Haltbarkeit. 



Gitter lassen sich im Ultraviolett gut 

 benutzen, wenn geniigende Lichtstarke vor- 

 handen ist. Auf FlnBspat geteilte Plan- 

 gitter oder besonders anf Spiegelmetall 

 geteilte Reflexionsgitter eignen sich tlazu. 

 Von letzteren lassen sich, da keine Linsen 

 notig sind, besonders die Rowlandschen 

 Konkavgitter mit Vorteil benutzen. Braucht, 

 man ebene Gitter, so hat man darauf zu 

 achten, daB keine Silberspiegel zur Bilder- 

 erzengnng benntzt werden, da Silber im 

 Ultraviolett schlecht reflektiert. Spiegel ans 

 Spiegelmetall sind dagegen gut brauchbar 



5b) Photometric im Ultraviolett. 

 Handelt es sich nur urn qualitative Be- 

 stimmungen der ultravioletten Emission 

 oder Absorption, so laBt sich bei diesen 

 Apparaten die photographische Platte oder 

 ein fluoreszierender Kqrper benutzen. 

 Schwieriger ist die quantitative Bestimmung 

 nltravioletter Emission. Die Energie der 

 in Betracht kommenden Emissionen ist 

 meist so gering, daB sehr empfindliche In- 

 strumente nb'tig sind, um sie noch zu messen, 

 und auch diese reichen nur fiir starke ultra- 

 violette Emission. Immerhin lassen sich 

 Thermosaule und Bolometer auch zur Mes- 

 sung im Ultraviolett benutzen, wenn man 

 nur geniigend empfindliche Galvanometer an- 

 wendet. Leider laBt sich diese Empfindlich- 

 keit nicht wohl iiber 10- 12 A. bei kleinem 

 Widerstande der Galvanometer treiben, so 

 daB dadurch der Benutzung von Thermo- 

 saule und Bolometer eine Grenze gesetzt ist. 



In neuerer Zeit benutzt man zur Ultra- 

 violettphotometrie vielfach mit gutem Er- 

 folge die lichtelektrische Wirkung dieser 

 Strahlen (s. u.). Das Licht wirkt auf eine 

 lichtelektrische Zelle nach Elster und 

 Geitel, die natiirlich ein Quarzfenster haben 

 muB, und der photoelektrische Strom wird 

 am besten elektrometrisch gemessen. 



Auch die Photographie ist zu quantita- 



tiven Messungen im Ultraviolett brauchbar, 



j wenn man das Hartmannsche Schwamin^. 



! gesetz, nach dem Lichtintensitaten gleicher 



Wellenlange gleich sind, wenn sie in gieichen 



Zeiten die gleiche Schwarzung einer photo- 



| graphischen Platte hervorrufen, anwendet. 



! Zur Schwarzungsniessung wird dabei das 



Hartman nsche Mikrophotometer benntzt. 



Es besteht (Kders -Jahrb. f. Photogr. und 



Reproduktionstechn. 1899) aus einem Doppel- 



mikroskop, in dem das Bild der zu bestim- 



menden Schwarzung und einer in der 



Schwarzung kontinuierlich abnehmenden 



photographischen Platte, des sogenanntcn 



MeBkeils entworfen wird. Durch einen 



L u m m e r - B r o d h u n schen Photometer- 



! wiirfel wird die Stelle gleicher Schwarzung 



: am MeBkeil bestimmt. 



Das Hartmannsche Mikrophotometer 

 ist mehrfach verbessert worden. Insbesondere 

 hat in neuester Zeit P. P. Koch (Ann. d. 

 Phys. 39 S. 705ff. 1912) ein selbstregistrieren- 

 des Mikrophotometer hergestellt, das im 

 Prinzip folgendermaBen konstruiert ist: die 

 photographische Platte, der en Schwarzung 

 gemessen werden soil, wird durch ein Uhr- 

 werk zwischen einer Lichtquelle und einer 

 photoelektrischen Zelle vorbeigezogen. Eine 

 zweite photoelektrische Zelle wird von 

 der Lichtquelle direkt beleuchtet, und beide 

 Zellen liegen hintereinander in der Erdungs- 

 leitung eines Poles einer Batterie, deren 

 anderer Pol direkt geerdet ist. Zwischen 

 beiden Zellen liegt ein Saitenelektrometer, 

 das sich bei verschiedener Belichtung der 

 ersten Zelle verschieden aufladt und des- 

 halb ein MaB fiir die Schwarzung der Platte 

 gibt. Die Registrierung der Elektrometer- 

 ausschlage erfolgt photographisch. 



Ein gutes photographisches Photometer 

 ist auch von H. Th. Simon (Wiedemanns 

 Annalen 59 S. 91 ff. 1896. Vgl. auch F. P. De- 

 fregger Ann. d. Phys. 41 S. 1012ff. 1913) 

 hergestellt warden. Mit einem Spektroskop 

 werden Spektren der zu photographierenden 

 Lichtquellen auf einer photographischen Platte 

 hergestellt. Die starkere der beiden Licht- 

 quellen wird durch einen rotierenden Sektor, 

 der durch eine Schraube allmalilich immer 

 kleiner gestellt wird, stetig geschwacht, und 

 gleichzeitig wird die photographische Platte 

 vor dem Olailarspalt bewegt. Der von der einen 

 Lichtquelle herriihrende Streifen bleibt gleich- 

 maBig schwarz, der von der anderen stammende 

 ist am einen Ende schwacher, am anderen 

 starker. Die Sektorstellung, bei der gleiche 

 Schwarzung vorhanden ist, wird abgelesen. 

 Eine scheme Methode zur Photometrie 

 im Ultraviolett ist ferner von Fabry und 

 Buisson angegeben worden (C. R. 152 

 S. 1838ff. 1911). Dabei wird die zu unter- 

 suchende Strahlung durch Filter mit be- 

 kanntem Absorptionsvermogen geschw-acht,. 



