Untersuchungsmethoden (Mineralogische Untersuchungsmethoden) 



151 



Instrunienten Kantenwinkel an Kristallen ' den Teilkreis horizontal gestellt, den Kristall- 

 messen, so legt man die beiden Winkel- trager mit Zentrierungs- (Horizontals chlitten) 

 schenkel so an den Kristall an, daB und Justierungsvorrichtungen (Zylinder- 

 ihre Ebene senkrecht zur betreffe.iden schlitten), das Beobachtungsfernrohr mit 

 Kante steht und die Schenkel die beiden Lupe zur Betrachtung des Kristalls, und den 

 kantenbildenden Flachen moglichst ihrer Teilkreis mit Nonius und Lupe zum Ablesen 

 ganzen Ausdehnung nach beriihren. Der i versehen (Fig. 3). Bei guten Instrumenten 

 gebildete Winkel kann dann am Teilkreis ab- und guten Kristallflachen laBt sich mit 

 gelesen werden. Geiibte Beobachter konnen diesen Instrumenten leicht eine Genauigkeit 

 mit diesen Instrumenten bei mehrfach wieder- auf Bruchteile einer Minute erreichen. Wah- 

 holter Messung wohl eine Genauigkeit bis zu rend die Anwendung des Anlegegoniometers 

 1 /o erreichen, doch hangt dies natiirlich auch relativ groBe Kristalle voraussetzt, konnen 

 von der GroBe des Kristalls und von der ; mit dern Reflexionsgoniometer auch noch 



Beschaffenheit seiner Flachen ab. 



Viel genauere Messungen gestattet das 

 in seinen ersten Anfangen von Wo 11 as ton 

 im Anfang des 19. Jahrhunderts erl'undene 

 Reflexionsgoniometer. Wenn man das 

 Auge in einer bestimmten Stellung fixiert 

 und das Bild ernes fremden Gegenstandes 

 (Fensterkreuz z. B.) von der einen Flache 

 reflektieren laBt, dann den Kristall um eine 

 Kante d relit, bis 

 das gleiche Bild 

 von der nachsten 

 Flache in das 

 Auge fallt, dann 

 hat man um einen 

 Winkel gedreht, 

 der gleich dem 

 Winkel ist, den 



die beiden 

 Flachennormalen 

 miteinander ein- 

 schlieBen (Nor- 

 malwinkel) und 

 der den Kanten- 

 winkel zu 180 er- 

 ganzt. Das erste 

 Instrument hatte 

 einen vertikal 

 montierten Teil- 

 kreis, durchdessen 

 Mitte der Kris tall- 

 trager ging. Auf 

 diesem wurde der 

 Kristall so auf- 

 gesetzt, daBdiezu 

 messende Kante 

 der Achse des 

 Kristalltragers 



millimetergroBe Kristalle mit gutem Erfolg 

 gemessen werden. Ein solches Instrument 

 hat aber den Nachteil, daB Jewells nur 

 die Winkel einer einzigen Zone, also nur 

 an parallelen Kanten gemessen werden 

 konnen und daB jede andere Zone eine 

 neue Justierung des Kristalls voraussetzt. 

 Dies ist besonders bei kleinen Kristallen eine 

 schwierige und zeitraubende Ai'beit. 



Fig. 3. Reflexionsgoniometer. Katalog von Fuefi. 



parallel ging^oder mit ihr zusammenfiel. Dann So ist man dazu gekommen, ein anderes 



wurde wie oben angegeben gemessen. Bald Instrument ohne diesen Mangel nach dem 



wurde zur Fixierung ~des Auges ein kleines Theodolitprinzip mit zwei senkrecht zu- 



Beobachtungsfernrohr und zur Fixierung des einander stehenden Teilkreisen zu konstru- 



Bildes ein kleiner Spiegel angebracht, bis auch ieren, das zweikreisigeReflexionsgonio- 



dieses durch ein auf unendlich gestelltes meter (Fig. 4). Bei diesem Instrument 



Fernrohr ersetzt wurde, das am Ende durch genugt ein einmaliges Ausfetzen und Justieren 



ein charakteristisch geformtes Diaphragma des Kristalls zu seiner vollstandigen Messung. 



rt -i t " -I m *11 * * 1 ' 1 _1 __1_J 



abgeschlossen war, dessen Bild man nun auf 

 der Kristallflache beobachtete. 



Dies ist im wesentlichen auch das Prinzip 

 der heutigen Instrumente, nur hat man 



Beide Teilkreise sind in der senkrechten 

 Stellung gegeneinander beweglich und auBer- 

 dem haben die Instrumente noch eine Reihe 

 von Verbesserungen, die in Abblendungs- 



