152 



Untersuchungsmethoden (Mineralogische TTntersuchungsinetlioden) 



und Beleuehtungsvorrichtungen beruhen. Es 

 ist hier nicht der Ort, auf das wegen seines 

 hohen Preise-; heute noch weniger verbreitete 

 Instrument miher einzugehen, nur sei noch 



Fig. 4. Zweikreisiges Reflexionsgoniometer. 



von Zeifi. 



bemerkt, daB sich die erzielten Messungs- 

 resultate leicht und unmittelbar graphisch 

 darstellen lassen. 



Urn die Vorteile der zweikreisigen Gonio- 

 meter auszunutzen, hat man auch ein zwei- 

 kreisiges Anlegegoniometer konstruiert 

 (Fig. 5). Bei ihm istaufdem mit Kristalltrager 

 versehenen Horizontalkreis ein Vertikalkreis 

 montiert, der einen beweglichen Stift mit 

 Schiene am inneren Ende tragt. Diese 

 Schiene kann an jede Flache des Kristalls 

 so angelegt werden, daB sie die Flache ihrer 

 Ausdehnung nach beruhrt. Eine Zone des 

 Kristalls wird vertikal gestellt und die 

 Justierung so bewerkstelligt, daB die eben 

 genannte Schiene bei Nullstellung des Stiftes 

 der betreffenclen Zonenachse des Kristalls 

 parallel stehen muB. 



Beziiglich der Darstellung und Be- 

 rechnung der Resultate sei auf die 

 Literatur verwiesen. 



3_b) Instrumente zur Untersuchung 

 optischer Eigenschaften. Unter den 

 optischen Instrumenten nimmt das Mikro- 

 skop die erste Stelle ein. Da es in einem 



besonderen Artikel dieses Handbuches be- 

 handelt ist, sei hier nur auf das spezifisch 

 mineralogische daran aufmerksam gemacht. 

 Zu mineralogischen Untersuchungen kann 

 nur ein Instrument verwendet 

 werden, welches mit Polari- 

 sationsapparaten (Nikols), 

 mit drehbarem Tisch und 

 nach den Nikols orientiertem 

 Fadenkreuz im Okular ver- 

 sehen ist. Gewohnlich sind 

 jedem mineralogischen Mikro- 

 skop noch beigegeben eine 

 senkrecht zur optischen 

 Achse geschliffene Quarz- 

 platte zur Bestimmung sehr 

 schwacher Doppelbrechung, 

 ein Gipsblattchen vom 

 Rot I. Or dn ung und eine 

 Viertelundulationsglim- 

 merplatte zur Bestimmung 

 des Verhaltnisses der opti- 

 schen Elastizitatsachsen (Cha- 

 rakter der Doppelbrechung). 

 Seltener gebraucht ist der 

 Quarzkeilkomparator zur 

 Bestimmung der Grb'Be der 

 Doppelbrechung. Der Wunsch, 

 verschiedene Flachen und 

 Richtungen eines Kristalls zu 

 untersuchen, hat zur Kon- 

 struktion besonderer auf den 

 Tisch des Mikroskops auf- 

 setzbarer Drehapparate 

 (Klein, Fedorow) gefiihrt, 

 )graplwe we]che gestatten> den Kji st all 



nach alien Riehtungen zu 

 drehen (Fig. 6). 



Fig. 5. Zweikreisiges Kontaktgoniometer. Nach 

 Goldschmidt. Katalog von FueB. 



