1 Intersuchungsmethoden ( Mineral* >gische Untersuclmnp-m' -i 1 i< >< ! -i i ) 



153 



Gewolmlich client das Mikroskop nur 

 zur Beobachtung im parallelen Licht. Es 

 kanii jedoch durch Entfernung des Okulars 



Fig. G. Universaldrehapparat. Nach Fedorow. 

 Katalog von FneB. 



oder nach Einschaltung einer Lupe (Ber- 

 trandsche Linse) zwischen Okular und 

 Objektiv auch zur Beobachtung im kon- 

 vergenten Lichte dienen. 



Nicht unerwahnt mag bleiben, daB zur 

 korperlichen Betrachtung kleiner Kristalle 

 auch das biuokulare Mikroskop vortreff- 

 liche Dienste leistet. 



Die Beobachtung im konvergenten 

 Licht wird zumeist mit dem Polarisations- 

 instrument vorgenommen. Man unter- 

 sucht damit wesentlich die Interferenzerschei- 

 nungen in Kristallen (Achsenbilder, Dispersion 

 in diesen). Das einfachste Polarisationsinstru- 

 ment sind zwei hinten mit 

 schwarzem Lack uberzogene 

 Spiegelglasplatten, auf deren 

 eine man das Licht unter 

 einem Winkel von etwa 55 

 auffallen laBt, wahrend man 

 die andere clariiber und mit 

 der Eiufallsebene des Lichtes 

 um 90 dagegen gedreht 

 stellt. Zwischen beide wird 

 das zu untersuehende Objekt 

 gebracht und in der 2. Platte 



beobachtet. Fiir rohe Untersuchungen ;m 

 groBen Objekten geniigt dieser Apparat voll- 

 kommen; auch lassen sich mit ihin Tnter- 

 suchungen der Interferenzerscheinungen so- 

 wohl im ])arallelen Licht wie mit dcm 

 Mikroskop, als aucli im konvergenten Licht 

 vornehmen. Aehnlich verhalt es sich mil: 

 der von See beck eri'undenen Turmalin- 

 zange, die aus zwei parallel der Hauptacbse 

 aus einem clunkelen Turmalin geschnittenen 

 und dann mit ihren Hauptachsen gekreuzt 

 aufeinander gelegten Flatten besteht. 



Zu i'eineren Untersuchungen, besonders 

 an kleinen Objekten, bedient man sich des 

 vertikalen Polarisationsinstrumentes 

 (Fig. 7). Seine wesentlichsten Ingredienzien 

 sind von unten nach oben: der Polarisator, 

 zwei Linsenkombinationen von sehr kurzer 

 Brennweite, zwischen denen sich der Objekt- 

 tisch bel'indet, ein Analysator, ein Okular 

 (Lupe). Unter dem Analysator befindet sich 

 gewohnlich ein Schlitz zum Einschieben der 

 (iij)s- oder Glimmerplatte. 



Zur Bestimmung der GroBe des opti- 

 schen Achsenwinkels bedient man sich 

 des Achsenwinkelapparates, der einem 

 horizontal gestellten Polarisationsinstrument 

 entspricht, das an Stelle des Tisches einen 

 mit Justierungsvorrichtungen und Teilkreis 

 versehenen drehbaren Kristalltrager auf- 

 weist (-Fig. 8). 



Zur Bestimmung der Brechungs- 

 exponenten (Starke der Lichtbrechung) 



Fig. 7. Verti- 

 kales Polarisa- 

 tionsinstrument. 



Fig. 8. Achsemvinkelapparat. Durch die Hiiisen werden die op- 

 tischeii Teile des Polarisationsinstrumentes gesterkt. Katalog von 



Fnefi. 



