154 



Untersuchungsmethoden (Mineralogische Untersuchungsmethoden) 



sind verschiedene Methoden gebrauchlich, die 

 sich nach der Gro'Be, Form und Beschaffen- 

 heit des Materials richten. Die Hohe der 

 Lichtbrechung im allgemeinen kann an 

 kleinen Spliftern roh bestimmt werden, 

 indem man die Splitter in stark brechenden 

 Fliissigkeiten suspendiert und diese durch 

 Verdunnung so lange weniger lichtbrechend 

 macht, bis die Grenzen zwischen Splitter 

 und Fliissigkeit verschwinclen. sodann, wenn 

 also beide den gleichen Brechungsgrad zeigen, 

 die Lichtbrechung der Fliissigkeit bestimmt. 

 Auf demselben Prinzip beruht die mit dem 

 Mikroskop betatigte in der letzten Zeit 

 durch andere modifizierte Methode von 

 Schroeder van der Kolk: Wenn zwei 



nenten aneinander stoBen, so sieht man be- 

 sonders bei schrager Beleuchtung von unten 

 infolge von streifend auf die Grenzflache 

 einfallendem Licht eine helle Linie auf der 

 Seite des starker lichtbrechenden Mediums. 

 Man kann demnach durch Einbetten von 

 Mineralstiickchen in verschiedene Fliissig- 

 keiten, deren Brechungsexponenten bekannt 

 sind, alle seine Brechungsexponenten mit 

 ziemlicher Genauigkeit feststellen. Diese 

 Methode ist wie die vorhergehende in ihrer 

 Anwendung beschrankt dadurch, daB nicht 

 Fliissigkeiten von beliebiger Hohe der Bre- 

 chungsexponenten zu haben sind. 



Zur genauen Bestimmung der Brechungs- 

 exponenten verwendet man entweder orien- 



Medien von verschiedenen Brechungsexpo- 1 tierte Prismen (Methode der kleinsten 



Ablenkung) und das Go- 

 niometer mit beweglichem 

 Beobachtungsfernrohr oder 

 das Kristallrefrakto- 

 meter (Fig. 9). Die erstere 

 Methode dann, wenn die 

 Brechungsexponenten sehr 

 hoch oder wenn natiirliche 

 Prismen zur Verfiigung 

 stehen. Bei niedrigeren 

 (unter 1,89 liegenden) Wer- 

 ten, bei kleineren Kristallen 

 und guten Flachen kiinst- 

 licher oder natiirlicher Art 

 wird das Kristallrefrakto- 

 meter heute allgemein ver- 

 wendet und zwar erfolgt die 

 Bestimmung mit Hilfe des 

 Grenzwinkels fur totale Re- 

 flexion, indem eine Kristall- 

 flache mit Hilfe einer star- 

 ker brechenden Fliissigkeit 

 einer ebenfalls starker bre- 

 chenden Glashalbkugel auf- 

 gelegt und schrag von 

 unten beleuchtet wird. Die 

 Methode ist sehr genau 

 und kann selbst noch bei 

 Flachen von wenigen Qua- 

 dratmillimetern Anwendung 

 finden, doch ist die An- 

 wendbarkeit durch die be- 

 schrankte Hohe des Bre- 



Fig. 9. Kristallrefraktometer. Nach Abbe -Pulf rich. Katalog chunfsexponenten der Glas- 

 halbkugel und der Fliissig- 

 keit beschrankt. 



Der Bestimmung des 

 Pleochroismus in Minera- 

 lien client neben dem Mikro- 

 skop ein besonderer Apparat: 

 das Dichroskop oder die 

 Haindingersche Lupe 

 (Fig. 10). Es ist dies ein 

 Instrument, dessen wesent- 

 lichster Bestandteil ein Kalk- 

 spatprisma ist, durch wel- 



von 



Fig. 10. Dichroskop. Katalog von FueB. 



