\V;irhs1mn der Pflanzen 



379 



.^.,. Hundelt es sich bloB da rum, einc an- 

 nahernde Vorstellung von der GroBe und Schnellig- 

 keit des Zmvachses, z. B. eines Sprosses zu 

 bekommen, so geniigt eine einfache Messung 

 unter Anlcgung eines MaBstabes, die in lie- 

 stimmten Zeitabstanden wiederholt wird. Dabei 

 ist zu beriicksichtigen, daB in all den Fallen, 

 wo das Wachstum mit nicht gerade groBer 

 Schnelligkeit vor sich geht, der Zeitabstand 

 zwischen zwei Messungen relativ groB sein muB; 

 z. B. 12 bis 24 Stunden. In vielen Fallen ist es 

 aber wichtig, auch bei langsaniem Wachstum 

 die Messungen rascher aufeinanderfolgen zu 

 lassen. Das ist zu erreichen, \venn wir den 

 Zuwachs vergroBern, entweder optisch oder 

 mechanisch. Eine optische Vergrb'Berung er- 

 reichen wir leicht nut Hilfe des Horizontal- 

 mikroskopes. Wir stellen die Spitze eines 

 wachsenden Pflanzenteils ins Gesichtsfeld ein 

 und lesen an der Mikrometerskala in kurzen 

 Abstanden ihr Vorriicken an. Das hat zudem 

 den Vorteil, daB wahrend der relativ kurzen 

 Dauer der Gesamtbeobachtung die auBeren 

 Bedingungen, wie Temperatur oder Feuchtigkeit 

 sich leichter annahernd konstant erhalten lassen, 

 als bei langerer, oft mehrere Tage wahrender 

 Beobachtung. Eine mechanische VergrpBerung 

 des Zuwachses kijnnen wir erreichen mit Hilfe 

 eines Instrumentes, das als Auxanometer be- 

 zeichnet wird. Eine einfache Form, den Zeiger 

 amVBogen, stellt Figur 4 dar. Um das auBerste 



Fig. 4. Zeiger am Bogen. Aus Detnier. 



Ende eines wachsenden Sprosses wird ein Faden 

 gelegt und in einer Rhine iiber die bewegliche 

 Rolle r gefiihrt. Der Faden wird entweder 

 durch ein kleines Gewicht, das an sein freies 

 Ende angehangt ist, straff gehalten, oder das 

 Ende wird in der Rinne der Rolle an einem 

 kleinen Stift festgeniacht und der Faden in dem 

 Fall durch das Gewicht des Zeigers z. der mit 

 der Rolle r fest verbunden ist, angezogen. 

 Wachst der SproB in die Hohe. so senkt sich der 

 Zeiger und gibt an der Skala des Bogens den ver- 



Fig. 5. Auxanometer nach Pfeffer. Aus Jost. 



Um das SproBende wird wieder ein Faden ge- 

 schlungen. der iiber eine kleine Rolle gefiihrt 

 wird und an dessen freiem Ende ein kleines 

 Gewicht hangt, urn ihn straff zu halten. Die 

 kleine Rolle ist fest verbunden mit einer groBen 

 Rolle. Auch iiber diese la'uft ein Faden. Am 

 einen (in der Figur rechten) Ende ist ein Gewicht 

 befestigt, am anderen neben einem analogen 

 Gewicht eine Schreibfeder. 



Die Spitze dieser Feder beriihrt einen vertikal 

 stehenden Zylinder, der mit einem glatt an- 

 liegenden, beruBten Papier iiberzogen ist. Der 

 Zylinder sitzt einem Uhrwerke auf, das ihn um 

 seine vertikale Achse drehen kann. Das Uhrwcrk 

 laBt sich so stellen, daB der Zylinder in be- 

 stimmten Zeitabstanden, z. B. jede Stunde, um 

 einen kleinen Bet rag gedreht wird, in der Zwischen- 

 zeit aber ruhig steht. Wachst der SproB in die 

 Hohe, so sinkt die Schreibfeder und zeichnet 

 , auf dem Papier eine weiBe senkrechte Linie, 

 solange der Zylinder ruhig steht und eine wage- 

 rechte, sobald er gedreht wird. Das Ergebnis 

 ist eine treppenformige Kurve, deren vertikale 

 Teile, wenn z. B. die Drehung des Zylinders in ein 

 | stiindigem Abstand ausgelostwird, den vergroBer- 

 ten stiindlichen Zuwachs da-rstellen. Fixiert man 

 das beruBte Papier nach Beendigung des Ver- 

 | suches mit Colophoniumlosung, so hat man 

 ein Versuchsprotokoll, das aufbewahrt werden 

 kann und in dem man die Zuwachse direkt 

 | messen und daraus die wirkliche Zuwachse 

 unter Beriicksichtigung der VergroBerung durch 



